101 



eioncs incidenles, aplicando en pocos rainutos los medios 

 oporlunos, a fin de eliminar las pequeuas irregularidades que 

 pudieran ocasionar las observaciones aisladas. 



Mas si se producen los 30° de desvio irapulsivo por me- 

 dio del cubo lleno de agua hirviendo, la disminiicion causa- 

 da por la interposicion de la placa de sal gema es (en las 

 circunstancias en que espontaneamente nos heraos colocado) 

 algo mas fuerte que la que se verifico por las tres radiacio- 

 nes precedentes; mas hay que nolar, que esla diferencia pro- 

 viene de un cambio de reflexion y no de trasmision. Podria 

 demoslrarse esla verdad por la construccion grafica: sin em- 

 bargo, valdra mas emplear la demoslracion esperimenlal si- 

 guiente, que segun mi opinion es corapletamente decisiva. 



El principio que sirve para la medida de las radiaciones 

 calorificas en el lermo-multiplicador, ofrece recursos que los 

 fisicos no ban apreciado acaso generalmenle en su justo va- 

 lor. Sabido es que las indicaciones de este instrumenlo pro- 

 vienen de una corriente termo-eleclrica que circuia en la 

 pila y el galvanometro reunidosen un solo inslante; los alara- 

 bres que reunen estas dos partes del aparato pueden ponerse 

 facilmente en comunicacion, cerca de las estremidades del 

 galvanometro, con un circuito melalico esterior que distrae 

 una parte mayor 6 menor de la corriente, y modera segun se 

 quiere la sensibilidad del instrumento. Digo segun se quiere, 

 porque si se erapleara un reostato en lorno del cual se arro- 

 llase un alambre de las mismas dimensiones que el del gal- 

 vanometro, se podrian obtener sensibilidades representadas 



por ^, -r-, — , etc., 6 menores, empleando el alambre en toda 



su longitud, 6 de la mitad, tercera 6 cuarta parte de su di- 

 mension. Mas este medio exijiria largos ensayos antes de 

 llegar a enrollar 6 desarroUar la cantidad exacta de alambre 

 necesaria para la graduacion de la sensibilidad. Aforlunada- 

 mente, la tension muy debil de las corrientes del termo- 

 multiplicador les hace sufrir tan grande perdida cuando se 

 desvian por un alambre muy delgado de platino, que bastan 

 2 6 3 pulgadas de esta especic de conduclo esterior, para co- 

 municar al instrumento todos los grados posibles de reduo- 



