119 



en el tubo al nivel de las priraeras divisiones de la escala su- 

 perior sino en la tempcratura mas baja a la ebiillicion del 

 agiia. Esle espacio intermedio tiene la figura de una aceiluna 

 punliagudaensus dos estremos, para que al dilatarse el mer- 

 curic llene corapletamente su capacidad. La cubeta 6 reci- 

 pienle del hipsoterm6melro de cristal era muy pequena, y no 

 tenia mas que 22 milimetros de longitud por o de diametro; la 

 longitud de la escala inferior es solo de 25 milimetros en esle 

 instruraento, yla de la escala superior de 140 milimetros. El 

 grado centesimal no tiene raenos de 18 milimetros en este 

 instrumenlo, aun cuando la longitud total no pusa de 210 mi- 

 limetros. Por ultimo, para que la gradiiacion pueda leerse en 

 la estacion superior, la cohimna de vapor no necesita tener 

 mas de 90 milimetros de longitud, y bien se dcja conocer cuan 

 facil es, por medio del mas sencillo aparato de ebullicion, y 

 lo que todavia es mas esencial, su mas corta dimension, |)o- 

 ner esta columna de vapor al abrigo de las causas de error 

 que pueden provenir del enfriamiento de la atmosfera en la 

 altura a que se hace el esperimento. 



Con este instrumenlo ban beclio, dice Mr. W., una serie 

 de observaciones en las montanas inmediatas nl lago Leman, 

 Ids SS. Burnier y Dufour, profesores de mafematicas en Mor- 

 ges y en Orbes, y Mr. Yersin, profesor de Ciencins naturales 

 en Merges. Segun los calculos de Mr. Burnier, de 29 observa- 

 ciones sucesivaraente escalonadas basla la allura de 2.040 me- 

 tres sobre el nivel del mar, con el barometro y el lormomo- 

 tro hipsometrico que acaba de describirse, resulla que basan- 

 dose en la labia de Mr. Regnault para calcular la presion se- 

 gun la temperatura de ebullicion del agua, el esperimento hi 

 indicado una diferencia media deO™", 29 en presion yde 0'',012 

 en temperatura. «La precision de 0"',012 que se obtiene, dice 

 Mr. Burnier, corresponde a un quinto de la division de esle 

 termomelro, y es precisamente lo que puede leerse con oxar- 

 tilud.w 



Queda pues demostrado que sin necesidad de que la lon- 

 gitud total del hipsolermomelro de Mr. W. esceda a la de un 

 termomelro comun dc grades corlos. haciendola por ejempio 

 de 30 centimetres en lugar de 21, el instrumenlo producira 



