120 

 para el \alor del grado centesimal en cualquiera aililud una 

 longiliid de 20 a 25 milimetro.s, los cuales puedcn facilmenle 

 subdividirse en cualro 6 cinco paries para la leclura direcla. 



Se ve pues que el termoraelro hipsomelrico asi conslruido, 

 y cuyo trasporte no ofrece la iiienor dilkultad en los viajes, 

 piiede, con el auxilio del aparalo de obuUicion mas sencillo, 

 ser empleado con la misma exaclilud quo el baromelro para 

 la delerminacion de las mayores alluras, y reemplazar al ba- 

 r6melro, el cual por su fragilidad y azares tan frccuentes en 

 los viajes, queda lantas veces sin poderse usar. 



Mr. W. ha dado en seguida esplicaciones sobre la utilidad 

 que presenla la indicacion del cero unida a la de la ebulli- 

 cion del agua en su hipsolermometro, sea para la verificacion 

 del cero antes y despues de la ebullicion del agua y su cor- 

 reccion, sea para la deterrainacion del niimero de divisiones 

 correspondienles al valor de cada grado: habla de la variabi- 

 lidad del punto cero, observada hace muchotiempo por Hau- 

 gergues y despues por otros fisicos, y de su oscilacion. indicada 

 en 1837 por Mr. Despretz; dos hecbos cuyas causas no parecen 

 completanienle conocidashaslaahora, y podrian en su opinion 

 ser debidas, no solo al carabio de voliimen en la cubierla vi- 

 trea del termomelro, sino acaso tambien al estado del mercurio 

 despues de la ebullicion ; senala la indisputable venlaja que 

 resulta del uso de inslrumenlos en que el grado ocupe un lar- 

 go espacio en el tubo, atenuando sensiblemente los errores de 

 paralaje, sin quehayanecesidadde recurrir al catetometro; in- 

 siste por ultimo en la necesidad de suslituir, hasta para los ins- 

 Irumentos terraometricos que se emplean en meleorologia, las 

 escalas grabadas en el tubo y no las aplicadas, que concluyen 

 siempre por vacilar algo al cabo de cierto tiempo, y no dejan 

 entonces verificar exactamente el cero; manifiesia tambien el 

 senlimiento de que las escalas grabadas en el tubo, que indi- 

 can direclamenle la leraperatura, no sean a su vez definitiva- 

 mente reemplazadas por las escalas arbitrarias, que hoy ge- 

 neralmente se usan para las investigaciones de estrema exac- 

 titud, pues solo a beneficio de ellas se puede correjir en lo 

 posible el defeclo de cilindricidad de los tubos termome- 

 tricos. 



