531 

 EL.V:€TRO-llitQMETISBIO. 



Barometro Fortin de mievo sistema; por Mr. Moncel. 



(L'lnstitut, 2i' octiibre -ISoj.) 



Sabido es que a consecuencia de la subida 6 bajada de la 

 columna barometrica en los baroraetros de ciibeta, varia a 

 cada paso el nivel del mercurio en la cubeta, y que por tan- 

 to muda de lugar lo raismo el punto de marca de la gradua- 

 cion del tubo, y son inexactas las alturas indicadas por la es- 

 cala. 



En el barometro Fortin se ha corrcjido este defecto me- 

 diante una rosea 6 tornillo puesto debajo de la cubeta, y que 

 se aprieta 6 afloja liasta poner el nivel del mercurio, antes de 

 observar, a allura fija en la cubeta. Esta altura fija corres- 

 ponde al estremo de una punta de marfil, la cual sirve de 

 punto inicial de la graduacion. 



Para poner el nivel del mercurio a la altura de la marca 

 precisamente. se da vueltas al tornillo de la cubeta hasta que 

 la punta de marfil toque a su imagen reflejada por el mercu- 

 rio; pero sobre ser dificil de practicar bien esta operacion, 

 sucede que al cabo de cierto tiemposecubre de polvo la su- 

 perficie del mercurio del barometro, siendo materialmente 

 imposible estar seguro del momenlo preciso en que ha llegado 

 el mercurio a la linea de nivel. «Desde que hago observacio- 

 nes meteorologicas, dice Mr. Moncel, esta operacion ha sido 

 la mas larga y fastidiosa. He tratado por tanto de evitar este 

 inconveniente buscando remedio en la accion electro-ma^ne- 

 tica, y lo he logrado de la manera siguiente. 



))En vez de hacer de marfil la punta que sirve de marca, 

 la hago de platino, y en vez de dejarla en la armadura del 

 barometro, la pongo atravesando por una rodaja de marfil in- 

 crustada en la misma armadura. Un boton conexiona dicha 

 punta con el polo positivo de una pila de Daniell, mientras 

 el negativo comunica con el mercurio medianle un alambre de 

 platino que se sumerje en el mercurio de la cubeta. En uno de 



