1 



56 



pulsar (la corlo, por 'nella se nao achar, ncm 

 tao pouco receher rensura por nao contribuir 

 para a sustentarao do nietropolila, iiaila Icn- 

 do, nem recohcndo das roadas do bispado 

 (1 quia episcojms fere nil percipiehnt de episeo- 

 palu, » coiiio sc 111 iia citada iiiqiiirirao, e 

 jurani as siias tcstimiiiihas. Sc ellc pois sc 

 achava nesta siluaran, como liavia (le con- 

 corrcr com sua (juola para o nietropolila? 



Cotttiniia. «. r. de VASCONC'ELLOS. 



NOVA ESCALA THERfflOMETRICA. 



Continuailo de pa^. 131. 



" Tomiimos para pxrnipio da discordancia 

 das actuaes cscalas Ihermomctriias a applioa- 

 rao d'cUas a alguns factos mcieorologicos, 

 onde se \i, que o priucipal c lalvez unico obsta- 

 culo para scr adoptada gcralmente a escaia 

 ccntigrada' e a posirao do seu zero. 



Uma modificaoao portanto 'nesta escaia 

 e Instantemcntc rcclamada pclos niclrorolo- 

 gistas, alini de cvitar as nunierosas causas 

 d'crro, que temos referido. Cumpre-nos cxa- 

 minar agora se sera possivel fazer csla mo- 

 dificacao, conservando rigorosamente ao grao 

 centesimal o seu actual valor, eiiao alterando 

 as numerosas applicaf ocs do calculo e da obser- 

 vacao, cuja base e o mesrao grau centesimal. 



Dulong e Petit demonstraram, que de '3()° 

 a + 100° thermometro de mcrcurio ca- 

 minhava de accordo com o thermometro d'ar, o 

 que e confirmado pclas recentes observai-oes 

 de Regnault. Os dois primeiros physicos de- 

 monstraram tambem, que o ponto do ebui- 

 licao do mercurio e a 360° da sua propria 

 escaia, ou segundo Regnault, a 300°, a. Por 

 outro lado Pouiilet reconheceu que este metal 

 se eongela a — 40°, S C, ou a — 41° segundo 

 Person. Diversas series de observacoes, que 

 todavia nao podem considerar-se absolula- 

 mente rigorosas, porque a maneira, por que se 

 contrae o mercurio no momcnto da sua con- 

 gelajao, dilliciimente deixa determinar com 

 precisao a sua temperalura, me derara em 

 resultado — 40,°o — 40,"0 — 40,°7 C. 



Por tanto, assim como pode admitlir-se com 

 Dulong, Petit, e Regnault, que 360° c o 

 ponto de ebullicao do mercurio, tambem pode 

 cgualmente admiltir-se que a sua completa 

 fusao tem logar a — 40.° 



E por conseguinte, como o tinha previslo 

 Dulong, e no limite de 400° da sua propria 

 escaia, que o mercurio, unico metal fusivcl 

 a temperatura ordinaria; o melhor liquido 

 Ihermometrico, mais geralmente usado; e que 

 se emprega na construccao dos nossos llier- 

 niometros mais perfcitos, passa do estado de 

 completa fusao ao sou ponto de ebullicao. 



Levando por consequencia cm conta a dif- 

 t'erenca, que vai entre o thermometro de 

 mercurio, e o d'ar desde + lOO", segundo as 

 observacoes de Dulong, Petit, e Regnault, as 

 indicacOes do thermometro dc mercurio, que 

 ri'presentam por scus vaioros numericos o 

 augmento real da energia c (juantidade de 

 calor, podem, posto queosponlos extremes dc 

 fusao e ebullicao deste nu'tal nao scjam consi- 

 dcrados como ponlus fixux, servir dc |)onlo de 

 partida c divisao a uma escaia de 400", que 

 abrange lodas as temperaluras, que o mercu- 

 rio pode experimentar no estado li(|uido. 



E por consequencia possivel cslabeleccr uma 

 escaia tetra-ccntigrada, ou de 400", cujo zero 

 scja collocado a tenii)eratura da completa fusao 

 do mercurio, e na qual, conscrvados rigorosa- 

 mente OS dois ponlos fixos, a temperatura do 

 gelo fundente corresponda a 40" T C. e a do 

 vapor da agua a ferver debaixo de 700 mili- 

 metros de mcrcurio a 140° T C, e linalraente 

 ponto de ebullicao do mercurio a 400° TC. 



A introduccao da palavra Utra-cenli(jrada 

 niio indica mudanca alguma no valor dos 

 graus da escaia centesimal, porque hii sempre 

 100° entre a temperatura do gelo fundente e 

 a da agua a ferver. Esta nova denominafao, 

 porem, era indispensavel para fazer ver, que 

 a notacao das temperaturas parte de um ponto 

 40° mais baixo, (pic o zero do gelo fundente. 

 Por consequencia, a excepcao da mudanca do 

 seu zero, a escaia ccntigrada conserva-se exac- 

 tamentc a mesma em todos os pontes, e a unica 

 alteraciio, quee mister introduzir 'nella, limita- 

 se ao addicionamento da cifra 40, sem fracfao 

 alguma, em lodas as indicacOes superiores ao 

 zero da escaia centesimal. A simples mudanca 

 do zero desta escaia permitle nolar todas as 

 indicacOes de temperatura abaixo do gelo fun- 

 dente, que mercurio pode apresentar antes 

 de congelar-se, sem que seja necessario usar 

 algum dos signaes positives, ou negatives, 

 que actualmeute sao indispensaveis. 



Deve notar-se, que os primeiros 100 graus 

 da escaia tetra-centiyrada comprchendem, com 

 excepcao d'um pequcno nuiuero de casos, 

 em que o thermometro dc mcrcurio deixa de 

 apresentar as suas indicacOes, os limitcs extre- 

 mes da temperatura da atmosphera a superficie 

 da terra nos nossos climas di' — 10° C a mais 

 60 C, ou de 40° a 140° F., e que assim consti- 

 tuem thermometro meteorologico propria- 

 mente dicto, sem ser necessario, tanto quanto 

 pode empregar-se o thermometro de mercurio, 

 recorrer aos signaes + e — , que diio logar 

 aos erros, que jii notamos. 



Por meio da escaia telra-cenligroda os 

 signaes negativos devem empregar unicamente 

 nos casos mui raros, em que, nao podendo 

 usar-se o thermometro de mercurio, e preciso 

 recorrer ao de alcool, (|ue principia a dar as 

 indicacOes da temperatura abaixo do zero da 

 escaia de mercurio. » 



