Bestimmung der Polhühc auf dem Observatorinvi der k. k. techn. Hochschule in Wien. 133 



sicheres Einstellen des betreffenden Theilstriches ermöglielit. Die Adjnstirung der Mikroskope ist derart 

 vollzogen, dass einer Umdrehung der Schraube sehr nahe eine Rogenminute, einem Theile an der Trommel 

 sehr nahe eine Secundc entspricht; beim Ablesen des Standes des Indexes für die Trommel kann man durch 

 Schätzung leicht auf 0-2 eines Theiles kommen. 



Sowohl der Horizontal- als der Verticalkreis kann auf der bezüglichen Achse gedreht werden, was notli- 

 wcndig ist, um die aus den Beobachtungen abzuleitenden Resultate \(ni der Wirkung der periodischen 

 Theilungsfehler befreien zu können. 



Das gebrochene Fernrohr, centrisch angebracht, hat ein Oltjectiv mit 53 ' Öffnung und (j;:}2""" Brenn- 

 weite; die beigegebenen drei acln-omalischen Doppeloculare nach Steinheil haben beziehungsweise die 

 äquivalente Brennweite vtm Vo-'l, 8-8 und (J-G""", wornach die zu erzielende \'ergrösserungszahl bezUglicli 48, 

 72 und IM) ist; bei den Beobachtungen wurde meist das mittlere Ocular, demnaeli die Vergrössernng 72 

 angewendet. 



Auf der Fadenplatte des Fernrtdires sind zwei sehr nalie aneinander liegende horizontale und cl)enso zwei 

 verticale Fäden aufgespannt, wodurch in der Mitte ein kleines Quadrat gebildet wird, dessen Mitte den idealen 

 Kreuzungspunkt der Fäden abgibt. 



Von den beiden dem Instrumente beigegebenen Libellen ist der Winkelwerth eines Theiles der Aufsatz- 

 libelle ... .1-8;) Secunden, jener der Alhidndenlibelle des ITöhenkreises 2-004 Secundcn. 



Die Alhidadenlibelle ist mit dem Mikroskopträger nicht in feste ^'erbindung gebracht; dieselbe ruht auf 

 zwei cylindrischen an diesem angebrachten Bingen vcni gleichem Durchmesser. 



Der Umlegemechanismus wirkt leicht und sicher. 



An den meteorologischen Instrumenten, nämlich an einem Heberbarometer und an einem Quecksilber- 

 thermometer von Kapeller wurden die Daten, I?arometerstand, Temi)erntur des Quecksilbers und der Tempe- 

 ratur der Luft abgelesen, welche Daten zur Ermittlung der wahren llefraction notiiwendig sind. 



Das Heberbarometer ist mit dem Normalbarometer der meteorologischen Centralanstalt, das Thermometer 

 für die Lufttemperatur mit einem dem Herrn Professor Dr. J. Herr gehörigen Kormaithermometer bis 20 Grad 

 vergliclien worden; die sich ergebenden C(n'rectionen sind bei der Angabe der entspreclienden Werthe berück- 

 sichtigt worden. 



a) A n r d n u n g der B e o b a c h t u n gen. 



Bei der Auswald der zur Ikobachtung verwendeten Sterne wurde auf eine symmetrische Anordnung der 

 nördlich und südlich vom Zenith zu messenden Zenithdistanzen Büeksicht gcnonnnen, um das Endresultat von 

 dem Einflüsse der Biegung des Fernrohres möglichst frei zu erhalten. 



Es A\urden gewählt, nördlich vom Zenith: « Ursae minoris und ,5 Ursae minoris; 



südlich vom Zenith: a Orionis, a Canis minoris und a Serpentis, entsprechend dem 



Polarstern und 

 et Bootis, entsprechend ß Ursae nnnoris. 



Vom rohirsternc sind 30 Sätze Zenitlidistanzen gemessen worden und zwar derart, dass 18 Sätze zur 

 Keduction auf die obere und 18 Sätze zur lleductiou auf die untere Culmination kamen, um auf diese Art den 

 Declinationsfehler im Resultate zu elindniren. Diese 18 Sätze wurden wieder in zwei Reihen zu je *J Sätzen 

 gethcilt und hieliei wurde der Kreis regelmässig um 20° verstellt, so dass für U Sätze die Peripherie erschöpft 

 worden ist. 



Bei dem zweiten nördlich vom Zenith cuhninirenden Sterne, sowie bei den Südsternen wurden die 

 Beobachtungen ebenfalls auf verschiedene um aliquote Theile der Peripherie von einander abstehende Stelleu 

 des Höhenkreises und überdies die Anzald der Heobaciituugen bei allen Sternen auf beide Kreislagen des 

 Instrumentes gleichmässig vertheilt; bei dieser Anordnung eliminirt sicli im Mittelwerthe eines jeden Satzes 

 ein Fehler im Zenithpunkte, und im Mittelwertlie aller Beobachtungen eines Sternes climiniicn sich die perio- 

 dischen Theilungsfehler des Kreises. 



