DAS SCIEN CIAS DE LiSBÒA. 2^3 



iíTual eftrufkura de fibras , ou que os cilindros tirados ain- 

 da do melmo fitio poíTuíío igual textura , c que niío te- 

 nhão diffcrcnça alguma em quanto á fua dilatabilidade , e 

 fenfibilidadc ? Qlic as imprelsócs do torno , c ferros com 

 que fe fabricao lhe não caufem alterações , e cortes dif- 

 ferentes , os quaes produzão huma diyerfa dilatabilidade ? 

 Aldm difto os grdos daquelle hygrometro são formados fobre 

 o afcenço , e dcfcida do mercúrio, os quaes não fó são 

 promovidos pela dilatação ou aperto das fibras do cilin- 

 dro , mas também pelo maior , ou menor gráo de calor. 

 Para eíTc fim Mr, Dc-Luc o faz acompanhar de hum ther- 

 mometro , pelo qual fe devem defcontar os effeitos do ca- 

 lor para fc faberem ao certo os da humidade. Fica pois 

 fendo o bygrometro juntamente thermometro. Ora cita com- 

 plicação faz incerta a graduação. Porque fendo ella ainda 

 defeituofa nos fimples thcrmometros , cuja graduação 

 não hc , como devia fer , proporcional aos progrelFos da 

 dilatação , e condenfação do licor , e por iíTo mefmo fem 

 progrefsão decrefcente em hum e outro cafo também o 

 hygrometro fica fugeito a cila mefma irregularidade. Do 

 que fe fegue , que fe não poderão contar ao certo os gráos 

 da humidade , fendo incertos os que fe devem diminuir 

 de calor, E ainda muito mais irregular fica no hygrometro 

 íi progrefsão da fubida , e defcida do Mercúrio , por fe a- 

 char variada , c complicada pelas dilatações, e comprefsóes 

 das fibras do marfim , que humas vezes favorecerá os ef- 

 feitos do calor , em outras fe lhe opporá. Ultimamente 

 o pezo do azouguc põem as fibras cm hum eftado de ten- 

 dência á dilatação , e defte modo fazem ambigua a ava- 

 liação do cffeito da humidade. 



37 Dcftas ponderações bem fe vê os inconvenientes 

 que nafcem de inftrumentos demaziadamente complicados , 

 e que a fimplicidade hc o carafter mais eftimavel de 

 qualquer hygrometro. Se as obfervações que para o futuro 

 fe fizerem na pragana , confirmarem as bem fundadas cf- 

 peranças , que já temos , ella fera o hygrometro o mais fim- 



Nn ii pks 



