23 



quantita d'acqua piovuta indicassero ancora il tempo in 

 cui veDtie cadendo; vale a dire gli Udometrografi. = 



Notati i difetti degli Udometrografi in nso, l'Acca- 

 demico si fa a proporne un nuovo, die possibilmente ne 

 vada scevro, e sia adatlalo alia comune capacila, sicclie 

 possa slabilirsi nelle fattorie non meno che ne' santuarj 

 della scienza. 



= Componesi questo di tre parti principal! , e doe" 

 di un Udometro comune, di un Galleggiante, e di un 

 Cilindro orario. 



L' Udometro $ formato da un imbuto, o vaso cilin- 

 drico del diametro di O m ,5, lerminalo inferiormente in un 

 cono rovesciato, dal vertice del quale parte un tubo, che 

 s' innesta in un cilindro verticale presso la sua inferior base, 

 nel quale versa la pioggia raccolla dal 1* imbuto. Questo reci- 

 pient cilindrico esaltamente calibrato ha il diametro alcun 

 poco minore di m ,25, cosi che la sua base interna unita 

 a quella del tubo formino una superficie esatlamente sub- 

 quadrupla di quella colla quale 1* imbuto raccoglie la piog- 

 gia. Siabilendosi ora che le osservazioni si raccolgano ogni 

 24 ore, dovra il recipiente avere un'allezza, che superi 

 alquauto il quadruplo delPallezza massima a cui giungano 

 le acque piovute in 24 ore, la quale varia nelle diverse 

 localila. 



Enlro il recipiente si muove il Galleggiante formato 

 da un disco di vetro cavo nell'interno e chiuso da ogni 

 parte, del diametro di m ,23, dal centro del quale sorge 

 un' asla cilindrica pure di vetro, che esce per piccolo foro 

 praticato nel centro della base superiore del recipiente, e 

 termina superiormente in un'appendice metallica in for- 

 ma di T stabilmente fissatavi. Gli estremi dell'asta oriz- 

 zontale di questa appendice metallica terminali in due sot- 

 tili perni portano due carruccole mobilissime scanalate 

 nella periferia, le quali s'adattano contro due asticelle 

 metalliche , fermale verticalmenle sulla base superiore del 



