298 AJSNAES 



immedialamenle o peso do uma columna alhmospherica, ten- 

 do por base aseccao interna dolubo baromelrico. Eis-aqui, 

 em resumo , o modo por quo e construido o novo barome- 

 Iro. 



Um tubo baromctrico do consideravel diamelro, 15 mil- 

 limclros por exemplo, mcrgulha pcla sua parte inferior livre- 

 mentc n'unia capsula com mcrcurio, este tubo esUi prcso ao 

 braco do uma alavanca , como a de uma balanca romana , 

 pondo no oulro brace d'esta um conlrapeso que estabeleca 

 equilibrio. principio em que se funda este barometro e o 

 seguinle. Quando o tubo baromelrico esla inferiormente mer- 

 gulhado na capsula, e esta fixa sobre uma m^sa, e precise 

 um esforco para IcAantar verticalmenlc o tubo e tiral-o da 

 capsula ; ora o facto e o. simples raciocinio provam que este 

 esforco 6 exactamente egual ao que a athmosphera exerce 

 sobre o mercurio do instrumento , isto e , egual ao peso do 

 mercurio conlido no tube, porque e bem sabido que este faz 

 equilibrio a uma columna de ar que tem por base a seccae 

 interna do lube, e por altura toda a que \ai desde o ponto 

 em que esta o barometro ate aos confins da athmosphera. 

 Pesando, pois, a columna de mercurio no apparelho do sr. 

 padre Secchi , pesa-se realmente a athmosphera. Para nao 

 estar porem a fazer continuas e difilceis pesagens, o auctor 

 do novo barometro combinou a disposicao de um ponleiro 

 que se move quando a balanca se inclina para um ou outre 

 lado , e marca assim a subida ou descida do mercurio no 

 barometro , caindo sobre diversas divisoes de uma escala 

 convenienlemenle collocada. 



reverendo Secchi modificou dcpois este ponteiro ac- 

 crescentando um ponteiro movel que desenha sobre um pa- 

 pel, que se move com machinismo de relojo, uma curvaque 

 indica todas as variacoes diurnas da altura barometrica. E 

 um verdadeiro barometrographo, construido com simplicida- 

 de. Uma mais longa cxperiencia ha de provar so o novo ap- 



