DAS SGIENCIAS E LETTRAS. 721 



electromelro de Peltier e o melhor, sobre tudo, depois das 

 modificacoes de Palmieri, Malteuci etc. : e com este instru- 

 niento que sao feitas as observacoes de Lamont e Quetelet. 

 aucfor da Memoria, notando que o electrometro de Peltier 

 e pouco sensivel, emprega este instrumento modificado, as 

 modificacoes sao as do electrometro de Palmieri, instru- 

 mento e uma especie de balanca de torsao, a agulha, sus- 

 pensa por um fio, move-se livremente. A leitura do angulo 

 do desvio e feita com um oculo de reticulo no circulo hori- 

 zontal , que evita a aproximacao do observador , a qual 

 influe no estado electrico do apparelho e evita os erros de 

 paralaxe. 



instrumento e graduado por um methodo notavel, que 

 julgamos muito superior ao methodo ordinario. Sabeis que 

 e necessario construir tabellas que indiquem os relacoes que 

 teem os angulos de desvio com as forcas que as produzem ; 

 estas tabellas variam para os difFerentes instrumentos, e por 

 isso sao calculadas para cada um em especial. 



Uns experimentadores com Peltier, calculam as tabellas 

 com a balanca de torsao, outros com Saussure e Quetelet, 

 pela distribuicao egual da electricidade em corpos conducto- 

 res que communicam entre si. N'este methodo, em que se 

 empregam dois electrometros eguaes , carrega-se a esphera 

 d'um e nota-se o desvio das palhas, folhas metallicas, ou da 

 agulha, aproxiraa-se depois do outro ate o tocar, a electri- 

 cidade reparte-se egualmente por ambos os instrumentos , e 

 cada um fica com metade da carga primitiva, nota-se entao 

 angulo do desvio que corresponde a nova carga electrica, 

 deselectrisa-se um dos instrumentos e repete-se a operacao 

 um certo numero de vezes ate que nao haja signal d'electri- 

 cidade. E claro que os desvios nSo sao proporcionaes as 

 cargas, porque ha perdas pelo ar, e pelos apparelhos, dilB- 

 ceis, quasi impossiveis d'evilar, especialmente quando as car- 

 gas sao pequenas. 



