SÉANCE DU 10 JANVIER 1916. Ç)I 



après un usage prolongé pendant 3 ou /j semaines. Les propriétés 



antiseptiques de cette solution d'eau de .lavel semblent particulièrement 

 actives lorsqu'il s'agit de plaies infectées par des anaérobies. 



Le sérum de Leclainche et Vallée parait tout à fait indiqué lorsqu'il s'agit 

 des plaies à streptocoques et des manifestations érysipélateuses. 



' Le nitrate d'argent à i pour aooooo. lorsqu'il s'agit des plaies atones 

 à bactéries banales (b. pyocyanique, staphylocoques, cocci). 



CHIRURGIE. — Appareil pour réduction et contention des fractures simples 

 compliquées des huit segments des membres. Note(') de MM. Sa.viamaria 

 et Sajlonne, présentée par M. Edmond Perrier. 



M. A. -S. de Santamaria a imaginé un appareil, étudié en collaboration 

 avec le D r Salonne, qui soutient successivement, réduit et contient les frac- 

 tures simples ou compliquées des huit segments des membres supérieurs et 

 inférieurs (cuisse, jambe, bras, avant-bras des deux côtés du corps). Il 

 constitue, selon beaucoup de chirurgiens, un réel progrès dans le traitement 

 des fractures. 



Cet instrument estsimple, souple, léger, robuste, précis, peu encombrant, 

 facilement applicable. 



Il immobilise de façon absolue, jusqu'à la guérison, les fragments coaptés 

 et, outre l'avantage des pansements faciles, il permet des corrections suc- 

 cessives, si besoin, des fragments osseux déplacés, et assure leur coaptation 

 aussi exacte que possible. 



Éclairé par la radioscopie (graphie) le chirurgien peut, au moyen du jeu des vis et 

 des genouillères, écarter les fragments, les rapprocher, leur faire subir un mouvement 

 de torsion, de translation, en un mot corriger imites les positions vicieuses, ce qui 

 est absolument impossible avec les appareils employés jusqu'ici. 



Les attelles extensibles sont fixées au-dessus et au-dessous du foyer de la fracture 

 par des colliers plâtrés, aux deux segments du membre brisé; l'articulation sise au- 

 dessus et celles au-dessous sont comprises dans relte immobilisation. 



Au moment de l'extension de l'appareil, les plâtres se tassent au contact des points 

 d'appui classiques de squelette et sur les régions arlatomiquefl \.ii>iin>s aussi bien au- 

 dessus qu'au-dessous du foyer de la fracture ; les fragments osseux réduits se trouvent 

 solidement maintenus jusqu'à la guérison. 



L'appareil s'appuie chaque fois en haut sur un bloc puissant constitué non seulement 



(') Séance du 3 janvier 1916. 



