SÉANCE DU l3 MARS 1 9 1 < "> . î < » "■ 



Il est d'ailleurs possible (ravoir les doigts d'abord en extension et de 

 faire agir la came dans un sens opposé. 



Divers organes, d'une liés grande simplicité, permettenl d'adapter la 

 main articulée aux amputés d'avant-bras ou de bras, etdansce dernier cas 

 d'introduire la commande pour le coude et la rotule déjà décrite avec 

 la pince universelle ; cette commande esi faite par les épaules (bretelles eii 



acier). 



L'essentiel est que la main articulée exécute les mouvements les plus 

 compliqués, avec une adresse et une sûreté pratiquement satisfaisantes. 



Son poids total esl de l'ui environ. Par cela même qu'elle se relie méca- 

 niquement à des organes légers, en feuille d'acier, pouvant remplacer tout 



le liras, elle esl de nature à rendre le mouvement aux désarticulés 



d'épaule et à servir grandement dans les professions libérales et les travaux 

 de bureaux. 



Bras de travail et liras mécanique restituent à nos mutilés nue place 



légitime dans l'acliv ité sociale. 



RADIOLOGIE. — Recherches théoriques et expérimentales sur 1rs bases 

 de ladosimétrie radiologique. Note (' » de MM. H. Lkdoux-Lebard 

 et A. Dauvillieb, présentée par M . l\ V illard. 



Le dosage des rayons \ utilisés en radiothérapie esl une question fort 

 complexe qui n'est pas à l'heure actuelle complètement résolue. 



Les divers procédés qui ont été préconisés et utilisés jusqu'à ce jour, 

 c'est-à-dire l'eflét Villard (pastille de Sabouraud et Noire), la réaction 

 photo-électrique d'Eder (Schwartz), l'échelle radiographique de Kien- 

 boeck, l'ionisation (iono-quantimèlre), l'utilisation de la variation de 

 conductibilité du sélénium irradié (Foerlcr, Fuérstenau), la fluorescence 

 du platino-cyanure de baryum (Guilleminot), etc., présentent tous des 

 effets sélectifs marqués et exigent, par conséquent, une mesure qualit ative 

 préalable. Ils donnent un résultat global qui n'a <pie la valeur d'une 

 moyenne. Certains sont incommodes et aucun ne permet une mesure 

 précise de l'intensité ou de la qualité du rayonnement, pour celle simple 

 raison que reliii-ri est toujours tiés hétérogène. 



1 )n conçoit en effet que l;i mesure précise de I intensité d'un faisceau \ liélérogène 

 ( ' ) Séance du 6 mars 10 i<i. 



