SÉANCE DU r'î MARS 1 9 1 f> . '|r>7 



indépendante de la tension fait que le tube peut être monté directement sur 

 les bornes du condensateur sans interposition de résistances ou de bobine 

 de self. L'alimentation se fait donc avec un excellent rendement. 



L'emploi d'un condensateur chargé par l'intermédiaire de soupapes cathodiques 

 a été l'ail par M. Villard 1 Les rayons cathodiques, |>. 7) pour alimenter «1rs tubes ■> 

 rayons cathodiques, mais l'auteur n'eu a, semble-l-il, jamais préconisé l'application 



à la production des rayons V Dans des indications qu'il a bien voulu nous fournit par 

 écrit et dont nous le remercions très vivement, M- Villard exprimait même la crainte 

 qu'il ne fût pas facile de réaliser des condensateurs supportant des tensions de 

 i.'miuoo à 200000 volts, tensions qui correspondraient selon lui à une étincelle équi- 

 valente de io cu \ Les rayons \ obtenus au moyen des condensateurs manqueraient 

 alors de pénétration. 



Nous avons alimenté des tubes ordinaires et des tubes ( '.oolidge sur cou- 

 rant continu et nous n'avons pas trouvé de différence entre le pouvoir de 

 pénétration des rayons obtenus et ceux qu'on a directement au moyen 

 d'une bobine. Ainsi les rayons présentent une dureté de 8,5 Benoist avec 

 une étincelle équivalente de iG cin qui correspond au potentiel statique de 

 80000 volts. Après quelques difficultés nous avons réussi à établir des con- 

 densateurs qui supportent aisément des tensions de 100000 volts par élé- 

 ment, et, en les associant en cascade, il est possible d'atteindre 200000 volts. 



Dans ces conditions les appareils de mesure donnent des indications 

 évades et faciles à interpréter et surtout, point capital, il est possible de se 

 placer toujours dans des conditions identiques. 



Nous poursuivons l'élude de la mesure directe et exacte de la qualité et 

 de l'intensité du rayonnement dans les conditions que nous venons 

 d'exposer. 



M. Adrien Guébhard adresse une Note intitulée : .-I propos des « char- 

 riages » de la région de Castellane (liasses- Alpes}. 



I Renvoi à la Section de Minéralogie.) 



La séance est levée à [6 heures el quart. 



\. I. 



