796 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



j'ai appelées solidiennes ( ' ) par opposition aux vibrations aériennes, parce 

 que, contrairement à ces dernières, elles sont propagées par les tissus et 

 organes à toute la surface du corps, même sur les membres, où Ton peut 

 les recueillir, j'ai étendu, dans cette Note, ces rechercbes aux vibrations 

 provoquées, dans les mêmes conditions, par la circulation cardio-vascu- 

 laire et par les mouvements de la respiration. 

 Le dispositif que j'ai employé est le suivant : 



J'ai placé un galvanomètre, choisi à dessein, dans un circuit constitué par un micro- 

 phone, par le primaire d'une bobine d'induction et par une batterie de piles, donnant 

 une force électromolrice, mesurée à l'instant de l'expérience par un voltmètre et 

 maintenue sous une tension électrique fixe. 



L'appareil ainsi constitué indique, pour une position déterminée du microphone, 

 une intensité mesurée par l'index en milliampères sur le galvanomètre, dont le com- 

 mutateur permet, sur la graduation suivante, l'emploi de trois sensibilités intention- 

 nellement choisies en vue des variétés de vibrations à observer : de 1 à 5o, de 1 à 200 

 et de 1 à 5oo milliampères. 



La plaque du microphone étant soumise à des déformations périodiques, le galva- 

 nomètre suit ces variations, d'après les variations du courant traversant le microphone. 

 L'amplitude des oscillations est variable, suivant les déformations de la plaque. Le 

 milliampèremètre que j'ai employé pour la mensuration, est du type Deprez et 

 d'Arsonval, à circuit, à cadre mobile dans un champ magnétique produit par un 

 aimant permanent. A dessein, j'ai choisi un galvanomètre ayant une période d'oscil- 

 lations rapides, présentant une apériodicité suffisante pour suivre les variations de 

 résistance du circuit. Le milliampèremètre donne à chaque instant le quotient de la 

 tension de la source par la résistance du circuit microphonique. C'est le quotient du 

 voltage par la résistance, que donne à tout moment l'appareil. 



Four l'auscultation de la voix solidienne transmise à la surface du corps, j'ai 

 employé le microphone. 



Pour l'exploration du système cardio-vasculaire et des mouvements respiratoires, 

 j'ai utilisé un collecteur d'ondes d'un type un peu spécial. 



J'ai pu ainsi démontrer que non seulement les vibrations solidiennes de 

 la voix, mais les pulsations produites par la circulation cardio-vasculaire 

 et les oscillations résultant des mouvements de la respiration, peuvent être 

 recueillies à distance, et mesurées sur une unité de mesure électrique : le 

 milliampère. Elles peuvent être en outre, en même temps, enregistrées au 

 besoin, à l'aide d'un enregistreur apériodique, sous forme d'une courbe 

 cinématique. 



(') Comptes rendus, t. 100, igi5, p. 685, el De l'auscultation de la voix solidienne 

 à distance en clinique pour le diagnostic précoce du début de la tuberculose 

 pulmonaire (Bulletin de l' Académie de Médecine, 22 février 1916). 



