SÉANCE DU If) JUIN 1916. 9^7 



du passage du courant continu, j'ai songé à lui substituer, pour la mesure 

 de la résistance, la décharge des condensateurs. 



II. Conditions instrumentales. — La table, le sujet et l'opérateur sont isolés du 

 sol par des supports en porcelaine. Tous les instruments sont isolés sur ébonite. Tous 

 les fils sont sous caoutchouc; ils ne forment aucune boucle, pour éliminer la self le 

 plus possible. La source est une batterie d'accumulateurs de 200 volts. Le réducteur 

 de potentiel est sans self. 



Le milliampèremètre à cadran de Chauvin et Arnoux, construit spécialement, 

 est gradué en i5o divisions, et possède trois sensibilités : 3, i5 et rr> m i 11 îa ni pères. 



Des solutions de SO'Cu de o,5 à 3 pour 100, contenues dans des tubes en 11 avec 

 électrodes en cuivre éleclrolylique, constituent les résistances additionnelles sans self. 



Trois jeux de ces résistances liquides forment, grâce à trois combiniiteurs, de 

 véritables boites de résistances liquides. Par une combinaison très simple de commu- 

 tateurs, on peut à volonté constituer un circuit simple ou un circuit dérivé. Le 

 premier jeu de résistances liquides peut se mettre en série entre la source et la déri- 

 vation. Le deuxième jeu de résistances liquides constitue l'une des branches de la 

 dérivation. L'autre branche est constituée par le sujet: le troisième jeu de résistances 

 liquides peut à volonté s'ajouter dans la branche du sujet. 



Dans chacune des trois portions du circuit on peut introduire ou retirer le galva- 

 nomètre; une résistance liquide égale à lui le remplace dans la portion d'où il est 

 retiré. La résistance totale et celle de chaque branche de la dérivation restent donc 

 constantes. 



Deux boites de résistances étalon permettent de vérifier les résistances liquides et 

 peuvent leur être substituées. 



Ce dispositif permet de démontrer, sans faire aucun calcul de correction, à 0,01 de 

 milliampère près sur 3 milliampères, ou à o,o5 de milliampére sur 1 ."> rnilliampères 

 toutes les lois des courants continus en circuit simple et en circuit dérivé. Les résis- 

 tances liquides décrites ci-dessus se comportent comme des résistances métalliques. 



III. Emploi du milliampèremètre en balistique. ■ — Mis dans le circuit 

 d'une bobine induite, le milliampèremètre donne rigoureusement la même 

 déviation avec l'onde de fermeture et avec l'onde d'ouverture. On peut lire 

 facilement la demi-division. 



Ayant étalonné la bobine induite en quantités avec un galvanomètre 

 balistique, je me servis de cette bobine pour étalonner le galvanomètre à 

 cadran. Il ne faut pas se servir de déviations supérieures à 5o divisions, 

 soit \ de l'échelle. 



Connaissant l'intensité de l'inducteur et la résistance de l'induit, lors de 

 l'étalonnage de la bobine, j'ai calculé le coefficient a de la formule 



C. R., 1916, 1" Semestre. (T. 162, N» 25.) 



123 



