9-5 .S ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Il était possible ensuite de calculer Q pour l'intensité de l'inducteur et la 

 résistance de l'induit choisies d'ailleurs aussi voisines que possible de celles 

 qui avaient été employées lors de l'étalonnage de la bobine. La valeur de 

 chaque division est de 4 me. 



Distance 



des 



bobines. 



A (nombre 

 He divisions), 



I I! 



(inducteur), (induit). 



Q = « 



R 



5 o,64o 



o, 17.3 

 . 0,173 



10. 

 10. 



;nn|i 



',4 



f 



1 ,4 



.,4 



845o 

 845o 

 345o 



107,2 



a8, ifi 

 68,9 



26 



7 



26 



7 



q 



Â" 



mo 



4,> 



4,0a 



4,o5 



La vérification avec des condensateurs a donné des résultats concord; ni: , 

 ne dépassant pas 10000' de résistance et 4 nif : 



IV. Mesures de résistances avec les condensateurs. — a. Préalablement, 

 j'ai essayé de mesurer des résistances avec le courant induit, en tirant R de 



la formule Q = a y 



Employant des résistances étalonnées, connaissant la résistance de la 

 bobine (33oo w ) et celle du milliampèremètre (i5o u ), j'ai retrouvé la valeur 

 de la résistance du circuit induit à 2 pour 100 près. 



b. Avec les condensateurs, on met deux résistances connues en dériva- 

 vation. Introduisant le milliampèremètre successivement dans chaque 

 branche, en y compensant sa résistance, les déviations sont inversement 

 proportionnelles aux résistances. Considérant alternativement la résistance 

 de chaque branche comme inconnue, on peut calculer l'autre par le rapport 

 des déviations. L'erreur maxima a été de l\ pour 100. 



Galvanomètre Première branche 



entre la source de dérivation. 



C. V. dérivation. R. A 



m r 



4 32 



Deuxième branche 

 de dérivation. 



32 



32 

 32 



to 000 



16 



5,5 



R prise 

 comme 

 inconnue. R calculée. 

 ai ta 



5 000 5ooo 



( 1 o 000 9600 



J 2000 2070 



