q8o 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



Il n'est pas nécessaire que les deux circuits du galvanomètre soient 

 identiques : en effet, les différences éventuelles entrent dans le calibrage 

 nécessaire. 



3. En mettant à profit cette méthode de mesurer directement des diffé- 

 rences de températures (procédé qui, autant que je sache, n'a pas été 

 employé jusqu'ici, et qui pourra être utilisé lorsqu'il s'agit de la détermi- 

 nation de conductibilité thermique, etc.), je me suis servi, pour l'élude des 



alliages (Bi, Sb), de l'arrangement expérimental suivant (voir la figure). 



X, l'échantillon à étudier, se trouve dans un petit four électrique dont la tempéra- 

 ture n'est pas uniforme. Aux deux points P, P' de X sont reliés les deux fils B. B' du 

 métal contre lequel le pouvoir thermo électrique e est à déterminer comme fonction 

 de la température. L'appareil de compensation (ou galvanomètre) C permet de lire la 

 force éleclromotrice AE. 



La différence de température \t entre P et P' est obtenue au moyen des couples A 

 et A', reliés au galvanomètre différentiel D. 



Enfin la température t de P se lit au moyen du couple A„. 



Le quotient AE : \l fournit directement le pouvoir thermo-électrique e à la tempéra- 

 ture t [ — n. b., si l'on a choisi pour D un instrument (à haute résistance) suffisam- 

 ment sensible pour mesurer sûrement une différence Ai de l'ordre 5° ou io°G.]. 



L'exactitude de e dépend de ce que les soudures A, A' sont localisées exactement à 

 l'endroit des contacts B, B'. Afin d'éliminer cette source d'erreurs éventuelles, la tem- 



