227 

 raento indicado, como se va a ver; razon por la cual es inulil 

 introducir la referida formula (2) en los tratados de fisica. 



Suponiendo sucesivamente a n los valorcs 1, 2, 3..., los 

 correspondientes a y obtenidos por la ecuacion (2), y de % por 

 la segunda de las ecuaciones (1), introducidas en el trinomio 

 a=+r^/=t:zprescntaran las alturas del raercurio en el brazocer- 

 rado del manometro, contadas a partir del nivel correspondienle 

 a las presiones respectivas de 1, 2, 3... atmosferas. Luego la 

 suma a=*=y dara las alturas del mercurio contadas siempre del 

 nivel initial, para las presiones de 1, 2, 3.... atmosferas. 



Resulla por consiguiente que sera posible, de un modo u 

 otro, obtener facilmente, y con toda exactitud, la graduacion 

 teorica del manometro, con tal que se haya quilado bien toda 

 humedad al aire que hay en el, y corregido los efeclos de la tem- 

 perature. Las formulas precedentes pueden servir para otros lan- 

 tos problemas manometricos como cantidades haya en ellos. 



Haciendo /; = 0,76, se deducira de la formula (2) 



=t//=p V [IP— 4 (#*+»■*)/# A*'] 

 (5) y=z 1_ 



2(/f+r 2 ) 



en la cual se ha supuesto para abreviar 



A" = (n — 1)0,76 — «; 



de suerte que la ecuacion (3) se refiere al caso en que la pre- 

 sion barometrica normal corresponde a la inicial. 

 Si se hace *=0 en (3), tendremos 



+[r+ v —\in-i(i?j r r>)iWK"\ 



(4) y= 1 . 



* 2(/f + r 2 ) 



en la cual 



//'=»), 0,7G/f + /(/r + r 2 ), A'" = («. — 1).0,76. 



Esto equivale a suponer que a la presion inicial preceden- 

 te coinciden entre si los dos niveles, y la ecuacion (4) conven- 

 dra para ese caso. 



Si se supone R baslante grande en (4) para poder despre- 

 ciar r, tendremos: 



