231 



cierto tiempo son erroneas las indicaciones que dan semejantes 

 instruments, porque calentado el mercurio se combina en par- 

 te con el oxigeno del aire compriraido del manometro. Ademas 

 el oxido de mercurio que se forma empana el tubo, impidieudo 

 que se vea el nivel de dicho metal. Ambos inconvenientes se 

 remedian perfectamente, suslituyendo el azoe al aire conlcnido 

 en el instrumenlo. Pudiera lambien suceder que disminuyendo 

 rapidamento la presion saliese del tubo cierta parte de gas, en 

 cuyo caso seria tambien inexacta la graduation. Finalmente, 

 afecta las indicaciones del manometro de aire comprimido la 

 temperatura, que aumenta la fuerza elastica del aire encarce- 

 lado, haciendo variar las indicaciones entre limites bastante dis- 

 lantes, a causa de la proximidad de la caldera, e independien- 

 temente de la tension del vapor que contiene. De todo esto re- 

 sulta quedeben preferirse para las calderas de vapor los mano- 

 metros de aire libre, en los cuales solo hay que corregir la 

 dilatacion del mercurio, cosa facil de lograr. 



Pasemos ahora al ester eometro: sabido es que Mr. Say in- 

 vento este instrumento en 1799, y que sirve para determinarel 

 volumen aparente de un cuerpo. En obsequio de la brevedad 

 dejaremos a un lado su descripcion detallada, siendo facil for- 

 marse idea de el por lo que vamos a decir; por el contrario, 

 desenvolveremos mas ampliamente la teoria, dando algunas 

 formulas que aun no se ban publicado. 



Sean dos cilindros, uno mayor que otro, pero unidos de 

 modo que solo formen un tubo; el menor, que no ha de ser ca- 

 pilar, se coloca debajo del mayor, teniendo dos escalas, una de 

 partes de igual capacidad w y otra de partes de igual longilud; 

 cuyas graduaciones coincidiran si el cilindro esta perfectamente 

 calibrado. En el cilindro mayor se pone el cuerpo cuyo volu- 

 men x se trata de delerminar. Como el tubo esta abierto por sus 

 dos exlremos, se mete verticalmenle su parte eslrecha en el 

 mercurio, contenido en un recipiente cilindrico de suficienle 

 profundidad, de modo que el nivel del mercurio, tanto en lo 

 interior como en lo exterior del tubo, corresponda al cero de 

 las dos escalas indicadas. Luego se cierra el extremo superior 

 del cilindro mayor con una lamina de crislal raspado con es- 

 meril y cubierta dc sebo. El aire contenido en el volumen v, 



