205 

 tura, daran invariablemente resuUados poco concordantes si 

 €R aquellas se hace variar la temperatura « mas y luego d 

 menos del piinio de imanlacion, y no siempre seran parecidas 

 las discrepancias. Si se ha imantado a 0°, v. gr., que luego 

 en las esperiencias preliminares se haga variar la barra en- 

 tre t-\-l' y t—t", siendo /' raayor que /", se hallara cierlo va- 

 lor de a para coeficienle de correccion, que no sera igual al 

 que se oblendria si l'z=l" 6 t'<l". La aguja num. 12 de Bra- 

 vais, esperiraentada entre r,35 y 11°, 14°, 30, da a = 

 0,0000234. En olraesperiencia en que los limites son l',60 y 

 20%30, 18",30, sale « =0,000286. Esle ultimo coeficienle es 

 mayor, como debe ser si fue imantada primilivamente la aguja 

 a 7* u 8» V. g. Las misraas reflexiones ocurren respecto de 

 la aguja num. 2, que para los limiles 1°,10 y 12*', 40, 10",10 

 da un valor « = 0,000113, y para los 1",03 y 19', 20, 17°,80, 

 a =0,000184. «Estos diversos valores, dice Bravais, no con- 

 cuerdan Ian perfectaraenle como fuera de desear.)) Creo que 

 las discrepancias cuya causa no vislumbraba este habil fisi- 

 00, provienen probabilisimaraente de la circunstancia que 

 acabo de indicar, y del caracter particular que disfruta la 

 temperatura a que se verifico la primitiva imantacion. 



En las esperiencias hechas en Bossekopdetermina Bravais 

 la influencia de la temperatura, averiguando cuanlo puede 

 hacer variar 1" la lectura del aparato bifiliar. Al efeclo em- 

 plea un metodo ingenioso, que consiste en descomponer una 

 serie de 10 dias los mas calmosos en dos grupos, uno de los 

 dias calientes y otro de los frios. Asi consigue determinar la 

 influencia de 1" en tres observaciones a las boras raas calmo- 

 sas, y halla que 1° corresponde a 4»",254, 3""°, 335, S^^.SOS. 

 Estos valores concuerdan bastante, probablemenle por el he- 

 cho de que las teraperaluras correspondientes son siempre me- 

 nores de — 0°,31 (— 6»,77. — 6°,92, — 6M9, — 2M>, — 9°,20), 

 y porque el senlido de la variacion es siempre uno misrao res- 

 pecto de la temperatura primitiva de imanlacion, que regu- 

 larmente seria superior a 0°. 



Otra circunstancia que induce a error en los ensayos pre- 

 liminares para determinar los coeficientes empiricos, consiste 

 en que las barras imantadas y luego recalenladas, pierden 



