207 

 otra canlidad corta de intensidad magnelica. Asi es que a 18° 

 ocasiona una oscilacion de 1",545 en el pendulo raagnelico; 

 a 65", de l",00o; enfriada a 18», de l",5()fl; a 65°, de V',635; 

 enfriada a 21% de l",o85; a 68", de 1",640, etc. Esludiadas 

 del mismo raodo olras barras, dan idenlicos resullados. Se va 

 acercando, al parecer, la barra a un eslado de eslabilidad, al 

 cual no llega en rigor; viene a sentarse una especie de relacion 

 asimptolica entre los calentamienlos y enfriaraientossucesivos 

 por un lado, y las variaciones de la intensidad negativa por 

 otro. 



Esta ultima circunstancia de las variaciones simultaneas de 

 la lemperalura y de la intensidad magnetica, entorpece evi- 

 dentemente la investigacion preliniinar de los coeficientes 

 constantes de correccion, puesto que no obedecen a una mis- 

 ma ley dos variaciones consecutivas. Uniendo esta causa con 

 la apuntada antes, procedente de la influencia que tiene la 

 temperatura primitiva de imantacion , se esplican en mi con- 

 cepto las irregularidades balladas por todos los fisicos que ban 

 Irabajado en el asunto. Creo que sin acudir a nuevas causas 

 de acciones lodavia desconocidas, se deben ver causas de 

 error suficientemente importantes en los bechos que acabo de 

 mencionar. La primera embaraza indudablemente la averi- 

 guacion de la correccion cuando se ha imanlado la barra en- 

 tre las temperaluras estremas a quese la somete; y me pare- 

 ce evidente que las correcciones que se trataran de aplicar 

 en temperaturas bajas, serian de todo punto ilusorias si se 

 bubiesen determinado los coeficientes de correccion en tem- 

 peraturas mas alias, y en barras imantadas a las temperaturas 

 comunes. 



Pero se puede aprovechar el conocimiento que se liene 

 de las causas de error para preparar lasagujas que debanser- 

 vir para observaciones del raagnetismo terrestre, y para de- 

 lerminar las correcciones de temperatura que se les hayan de 

 aplicar. Puesto que no se pueden eraplear unas mismas cor- 

 recciones por eucima y por bajo de la temperatura de iman- 

 tacion, es precise imantar las agujas a una temperatura infe- 

 rior a las que bayan de ocurrir , de sucrle que al investigar 

 la correccion como al observar , se este siempre a menos que 



