215 

 merite la seccion interior del primero. La necesidad de cono- 

 cer su diametro interior, que parece a primera vista un in- 

 conveniente, es por el contrario una venlaja inniensa en la 

 construccion actual; porque aumentando la seccion de dicho 

 tube se puede aumentar tambien cuanto se quiera la fuerza 

 que obra en el instrumenlo. Supongamos un lubo cuya sec- 

 cion sea de 10 centimelros cuadrados, y que la presion varie 

 1 centimetro de altura; el peso total que debera aiiadirse en el 

 segundo platillo sera de 10 centimelros ciibicos de mercuric; 

 es decir, 135 gramos, al paso que solo seria de 13,5 gramos si 

 la espresada seccion fuera de un cenlimetro cuadrado. Vease 

 pues la ventaja que puede sacarse de esto para la sensibili- 

 dad del instrumento. 



Entendido bien lo que va dicho, espliqueraos la nueva 

 construccion del aparato: consiste simplemente en atar el 

 tubo barometrico, de modo que quede libre, al brazo de una 

 palanca cualquiera , una balanza , romana 6 cualquier otra 

 raaquina de pesar; mas para evitarse la incomodidad de tener 

 que pesar a cada observacion , principalraente en las obser- 

 vaciones diferenciales, se podra poner una aguja mas 6 menos 

 larga en la palanca, que moviendose en una escala graduada, 

 ofrezca a la vista muy facilmente las variaciones de presion. 

 Yo he mandado hacer uno en el observatorio, cuyo lubo es 

 de 15 milimetros de diametro; es una especie de romana, y el 

 tubo esta suspendido del brazo corto, habiendopara equili- 

 brarlo un conlrapeso en el lado opueslo: al principio servia de 

 indice una placa larga de cristal, pero despues puse encima 

 del punto de suspension un espejo fijo, en el cual se veia la 

 imagen de una escala graduada eolocada a alguna distancia. 

 La variacion de una decima de linea produce en la imagen 

 un movimiento de seis lineas, y aun pudiera obtenerse otro 

 mayor. 



Diremos dos palabras acerca de las venlajas que promete 

 al parecer la nueva construccion. 



1.° Puesto que se pesa la presion en vez de medirla por 

 la altura de la columna mercurial, se podra hacer el tubo de 

 cualquier materia, y sobre todode hierro,que no se amal- 

 gama; de este modo el instrumento no sera Ian fragil como lo 



