496 

 diafragma de *2 hilos en angulo recto para leer la division en que 

 cae la visual. 



Una coluinna hueca de metal, cuya peana consta de Ires alas 

 con sus toniillos para nivelarla, lleva liacia un lado el micros- 

 copio y en el opuesto un vidrio objetivo de 3 metros de focus 

 a quien acompana una escalita de niarfil dividida en miiimetros: 

 \\ distancia del centro de este vidrio al eje del microscopio es 

 justamente de 125 miiimetros; la escalita puede girar, y subiro 

 bajar horizontalmente. 



La coluinna lleva en su cabeza un nivel esferico para indicar 

 !»u verticalidad. Olro nivel semejante suelto se pone en el mi- 

 croscopio en reeraplazo del ocular cuando se quiere saber si 

 esta vertical el eje dptico, 6 si no lo esta para que se ponga 

 por medio de los tornillos del pie. 



3." Cuatro tripodes para poner sobrc sus mesillas los micros- 

 copios y la vara. Son lijeros y bastanti firmes y un solo torni- 

 llo los aseg'.u'a. En el punlo a que corresponde el eje del mi- 

 croscopio estei abler o en la raesilla un taladro guarnecido de 

 un anillo de melal. Por cada tripode hay una plomada cuyo ob- 

 jeto es situarle de manera que el taladro, al empezar cada dia la 

 operacion, caiga verticalmente sobre el piquete trincado al fin 

 de la anterior, 6 bien clavar el piquete por debajo del taladro, 

 al dar de mano a la medicion diaria. 



Una varilla de metal terminada en punta, tompuesta de pie- 

 zas que se enchufan unas en olras para darle la longitud conve- 

 niente, armada en la parte superior de un nivel de aire para 

 asegurar su verticalidad, con una escalita de metal bianco divi- 

 dida como las lengiietas. Introducida esta vara por el taladro y 

 heclio coincidir su estremo inferior con el punlo marcado en la 

 cabeza del piqucle, se pone horizontal el nivel por medio de tor- 

 nillos de que esta guarnecida la cabeza de la vara. Se lee enton- 

 ces con el microscopio la graduacioii de la escala. Se da media 

 "vuelta a la vari.la horizontalmente y despnes de nivelada se 

 vuelve a leer. F^a semidif'-rencia entre los dos numeros leidos 

 representara en milimetro-; la distancia horizontal entre el pun- 

 lo del piquete v el eje dfl microscopio. 



Elobieto de la vara, es, pues, sehalar con precision la verti- 

 cal del punlo de parlida y de llegad i en rada operacion diaria 

 cuando eslo punlo esta en el snelo, ya maicado en un sillar si 

 es el estremo de la base, ya en la cabeza de un piquete si es in- 

 tormt'dio. 



