198 

 Siendo a y b los numeros en milimetros y decimillmetros 

 contados desde los ceros de cada lengueta. 



Se repitio la operaclon corriendo un poco la vara lougitudi- 

 nalinente y se haild la espresada distancia representada por otros 

 numeros 



a'+ly-^C". 

 En rigor deberla ser 



a-hb=a'-^b' 



pero a causa del error inevitable en la lectura y en la division de 

 las lengiJelas, diferiran casi siempre en alguna pequena canti- 

 dad. Haciendo veinle observaciones de la niisina manera, re- 

 sulto como promedio de la sunaa de estos numeros a-hb la 

 cantidad O,™ 0,2:27.540 y la distancia entre los microscopios 

 D=0,n' 9,997. 474. 



Quiiando este padron y reemplazandole con el num. 2, se hizo 

 la misma operacion, y despues de veinte observaciones hechas 

 de igual manera resulld la distancia entre dichos microscopios 



D=C'+0,n' 0,237.788 



de donde se saca para C'el valor 0,"» 9,759,686. Asi, pues, el me- 

 tro efeclivo en el tipo num. 2 se lialla entre los dos puntos de 

 las lengiietas ciuas distancias a y t a los ccros respeclivos com- 

 pongan una suina a-i-t^^O,'" 0,240.514. 



La temperatura media durante el cotejo era de 5, "4 del ter- 

 momefro cenligrad j. Lo noto el Sr. Porro para el caso en que 

 se quiera liacer la correcciou de dilatacion que on el pino, so- 

 bre todo en el prepanido con aceite, es sumamente pequena. 



Descrilas lodas las partes del aparato, que escepto los tripo- 

 des vienen acomodadas en cajas portatilcs, rosta indicar cdmo 

 se emplean en la medicion de las bases. 



Modo de usur csle aparato. 



Desde liiogo os nocesario compaiar con el metro la longitud 

 de la vara de 5 metres entre los ceros de sus lengiietas. 



Se coloca para esto en una nicsa laiira 6 bien en un Iripode 

 (;1 microscopio num. i ponirndole vertical, y despues los mi- 

 cro? copies numeros 2 y 5 a cosa de un metro de distancia, pei-- 



