199 

 fectamente aliiieados, sirviendose para esto de un hilo tendido. 

 Se presenta sucosivamoiitc el padron debajo de los microsco- 

 pies 1/2 y 2,3 y so valuan los intervalos por repetidas obser- 

 vaciones. Se quita el microscopio num. "i para poncrlc a un 

 metro del num. 5 y se valua de la misma manera cste tercer 

 intervalo. Eii seguida se presenta la vara de o metros debajo de 

 los microscopies 1 y 2 que ahora es 4, y se valiian repetidas vo- 

 ces las cantidades a y b, a' \ b', etc. cuyo promedio, restado del 

 intervalo antes liallado entre los microscopios 1 y 4 , daran la 

 constante C de la vara 6 la distancia entre los ceros de sus len- 

 giietas con una precision tanto mas es(|uisita cuanto mayor sea 

 el uumero de repeticiones. 



El procedimienlo para medir la base es como sigue: 



Se coloca el microscopio num. 1 sobre el estremo dela base, 

 de suerte que el nive! de la columna se lialio arreglado y que 

 so vea por la inlerseccion de los hilos el puiito de partida, sefia- 

 lado ordinariameute por dos lineas d trazos cruzados que se gra- 

 ban finamente en un grano metalico embutido en el cenlro de 

 un sillar. Si este sillar esta a nivel del suelo, se liace uso de la 

 varilla descrita num. 4. 



A unos 3 motros de distancia y en la diroccion aproximada 

 dela base, se sientael tripode y sobre el el microscopio num. 2, 

 cuidando de que las reglas en que van el microscopio y el ob- 

 jetivo scan al poco mas d menos porpendiculares a diclia direc- 

 cion, con la mira de que el eje oplico del vidrio objetivo re- 

 sulte paralelo a la base. 



Colocados los microscopios 1 y 2 y mientras un ayudante 

 pone el tripode v microscopio num. o a la distancia de otros 5 

 metres del num. 2 y en seguida el 4.° tripode, dos oficiales pre- 

 senlan la vara por sus estremos debajo de los dos primeros mi- 

 croscopios y leen en las lengiietas los nimieios a y b que cor- 

 responden a la iutorseccion de los bilos, aiiolan igualmonte los 

 mimeros a y ^ que conesponden a los estremos de la burbuja 

 del nivel cuya siuna .'.h-S={) mide la indinacion de la vara con 

 la vertical. Convendra repetir algunas vcccs la observacion cor- 

 ricndo un poco la vara para tener ruevos mimeros a'-hb', a"-¥-b", 

 etc. y tomar su promcdio. La distancia borizontal p entre los 

 ejes de los microscopios sera 



p—{a-\-b-\-0) sen. 3 



