PARIS. 77.1 



present ne scmLlc avoir soupfonne'cj die consiste en cc que, pendant 

 loutc la duree dii refroidissemeul d'lin tlicrmoraetre parfaitement gra- 

 due , la hauteur du liquide , non-sculement ne fait pas connaitre la 

 temperature de I'cnvcloppe, raais meme n'indique pas celle du Ji- 

 quide inte'rieur. En effct , le thermomelre est graduc' de manierc a in- 

 diquer la temperature commune au liquide et a I'enveloppe, celle que 

 tous les points de I'instrument acquerraient si on les laissait j>cndant 

 un tems suffisant dans une enceinte ou I'e'quiliLre de chaleur au- 

 rait lieu. Mais si la tcmpe'rature moyenne de I'cnvcloppe est moindrc 

 que celle du liquide , ce qui arrive quand le tlicrmometre se refroidit , 

 le volume inte'rieur de I'enveloppe est plus petit qu'il ne devrait etre, et 

 par consequent rextrcmite' de la colonne liquide est trop e'leve'e et indi- 

 que sur i'eclielle une temperature trop forte. 



Le contraire :irrive quand le tbermomctre s'e'chanffe. 



M. Dubamel a cherche' a conflrmcr par rpxpe'rience ce qu'indiquait 

 Jc raisonnement. Mais si, pour appre'cier la temperature re'elle du li- 

 quide inte'rieur, on eut voulu se servir d'un petit thermometre place 

 dans le grand , il est evident que les memes causes d'cn-eur se seraient 

 reproduites. II fallait done arrivcr a connaitre par un autre moyen la 

 temperature re'elle du liquide inte'rieur a un certain instant;, et la com- 

 parer a celle que lle'chelle indiquait au meme moment. 



Pour cela il suflit de former un thermometre avec un liquide qui , 

 comme I'eau, ait un maximum de densite'. Soit un thermometre ainsi 

 construit ; si, apres I'avoir e'leve a une certaine temperature, on le plonge 

 tout a coup dans un melange frigorifique, on vena baisser la colonne 

 avec une rapidite' plus moins grande, et ce mouvement descendant, qui 

 re'sulte dc I'exces de la dilatabilite de I'eau sur celle du vcrre , conti- 

 nuera , quoiqu'en se ralentissant, jusqii'au moment 011 les dilatabilite's 

 des deux corps seront e'gales , ce qui arrivcra tres-pres du point ou 

 I'eau est a son maximum de densite. Ce point passe, et le rcfroidissement 

 conti&uant , I'enveloppe continuera a se resserrer, tandis qu'au con- 

 traire le liquide contenu se dilatcra , et par consequent la colonne mou- 

 tera de nouveau. Ainsi quand, apres etre reslee un instant stationnaire, 

 I'eau contenue dans le tube commcncera a y rcmonter, on sera certain 

 que sa tcmpe'ratm-e est tres-pres de 4*''?2> puisque c'cst a cette tcmpe'- 

 rature qua lieu son maximum de densite, et il sera aise de voir si c'est 



TOAIE 1,11. Dl'X.EMBUE 1831. 50 



