515 



un mandmetroyconunaparato de compresion. Comprimiendo el 

 agua, se ejercita una presion a un tiempo en las paredes ester- 

 nas e internas del piezdmetro. El liquido en este contenido re- 

 cibe igualmenfe dicha presion; y en su virtud esperimenta una 

 disminucion de volumen, que el rebajo del nivel en el tubo ca- 

 pilar perraite determinar , cuando se conoce la relacion entre 

 la capacidad de las divisiones trazadas en el tubo y la capacidad 

 total del recipiente. Este aparente cambio de volumen no pro~ 

 cede solo de la compresibilidad del liquido, como pensaba Oers- 

 tedt. Demostrd Poisson que, en virtud de una presion a uii tiem- 

 po esterior e interior, cambia la capacidad del piezdmetro como 

 si estuviera el aparato Ueno de la materia de que consta; e igual- 

 mente que, designando por-/ el alargaraientoqueesperimente un 

 cjlindro de cualquier sustancia homogenea, cuando esta fija una 

 de sus bases y estirada la otra en sentido de la longitud por una 

 fuerza P, en c-ada unidad de superficie, la compresion ciibica k 

 que esperimenta el misrao cilindro, sometida toda su superficie a 

 la presion P, viene representada por 



Colladon, Sturm y Aime tuvieron en cuenta estos cambios de 

 capacidad del piezdmetro, empleando la fdrmula de Poisson. 



Pero el calculo matematioo estriba en varias hipdtesis con- 

 trovertibles sobre las fuerzas moleculares. Suponen los gedme- 

 tras que en lo interior de un cuerpo sdlido se mueven las mole- 

 culas en todos sentidos con igual facilidad, y que a igual cambio 

 de lugar, en cualquiera direccion, sucede siempre una fuerza 

 igual de reaccion. Y no es verooimil este aserto, porque los fe- 

 ndmenosdel temple, dela cristalizacion, aunque seaconfusa, etc., 

 son pruebas de la falta de homogeueidad de los cuerpos. 



No se puedeconfiar, por tanto.en fdrmulas deducidasde tales 

 supuestos, sin confirmarlos antes la esperiencia. Y aun admitien- 

 dolas como ciertas, no carece de dudas el metodo hasta hoy em- 

 pleado por los fisicos al aplicarlas; se determina en general el 

 coeficiente de compresibilidad del vidrio del piezdmetro, por lo 

 que se ularga una varilla de vidrio de igual naturaleza, sometien- 

 dola a cierta traccion. Pero es poco probable qu • , al trabajar el 

 vidrio para hacerel depdsito, deje de alterarse bastante su ho- 



