244 ^ 



te las series de observacioncs eon el magnelomelro bifilnr, 

 series en cuya continuidad debe iniluir por precision el valor 

 do esle instrumento, corao diferencial que os, y destinado a 

 determinar variaciones seculares. 



Para veneer eslos inconvenientes, el segundo en particu- 

 lar, eslendio y circulo la Sociedad Real otras instrucciones 

 recomendando el nso de un aparalo auxiliar, medianle el cual 

 se pudieran hacer en pieza aparte las esperioncias de vibra- 

 cion y desvio requeridas para determinar la fuerza magnetica 

 horizoQlal, sin raudar los magnelometros del observatorio, que 

 quedarian para usarse como instrumentos diferenciales solo. 

 Se acorlaron las barras imantadas del aparato auxiliar, de 15 

 a 12 y a 9 pulgadas. Pero la esperiencia probo que a la dis- 

 tancia entre las barras requerida por este largo, eran todavia 

 deniasiado pequenos los angulos de desvio para disrainuir su- 

 licientemenle el error probable de los resultados, y para apre- 

 ciar variaciones mensuales 6 anuales en un inlervalo de (iem- 

 po de limitada duracion. 



Se ban visto luego dos irregularidades instrumentales en el 

 magnet6metro bifdar, mirado como aparato diferencial, que 

 impiden comparar estrictamente entre si las observaciones 

 con el hechas, escepto en corlos intervalos de tiempo. Consiste 

 la primera, prevista ya, en la facultad que la barra imantada 

 tiene de perder parte de su magnelismo. Esta perdida, cuyo 

 efecto se creyo poder eliminar si sucedia de una manera regu- 

 lar, no parece sujeta a ley ninguna general 6 sistematica, y 

 cesa6vuelvea principiaren ciertas ocasionessin causa alguna 

 visible 6 apreciable. Para eliminar el efecto de esta perdida 

 de fuerza, babria de determinarse de cuando en cuando , y 

 sin pasar mucho tiempo, el momento magnetico de la barra; 

 pero mudada esta de sitio, se interrumpiria la continuidad de 

 la serie de observaciones. 



La otra irregularidad de las indicaciones del magnetome- 

 tro bifilar no estaba prevista, y todavia esta algo oscura su 

 procedencia. Obra su efecto en sentido conlrario del de la per- 

 dida de fuerza magnetica, y muchas veces ha allerado nota- 

 blemente la posicion de equilibrio de la barra imantada. Se ha 

 supuesto que lo causaba el alargamiento del hilo de suspen- 



