.339 



tremidades, separarse cuando no senecesita. El cero de la gra- 

 duacion de esta escala corresponde al eje oplico del micros- 

 copio. 



Los tres microscopios son enteramente iguales, y estan co- 

 iocados sobre el terreno en Inpodes de madera, que tienen 

 cada uno una mesilla solidamente sujeta por un solo tornillo. 

 Eslos tripodes pueden recojerse de manera que ocupen muy 

 poco espacio, y su construccion nos ha parecido muy satis- 

 factoria. 



Podemos ahora esplicar como se efectua la niedicion de 

 la base, cuya direccion ha debido de antemano alinearse por 

 medio de jalones segun el metodo ordinario. En cada eslremo 

 de la base se fija en el suelo un sillar 6 piquete, sobre cuya 

 cabeza esta incrustada una placa metalica que lleva un pe- 

 queno agujero conico. Se coloca eutonces uno de los micros- 

 copios encima del estremo a partir del cual se quiere comen- 

 zar la medicion de la base, y se le situa de manera que la di- 

 reccion de los brazos metalicos que sostienen el tubo del mi- 

 croscopio este proximamente perpendicular a la de la base: 

 el eje optico del objelivo director esta entonces proximamente 

 paralelo a ella. Se coloca ademas este primer microscopio de 

 suerte que su eje optico, puesto previamenle vertical, se se- 

 pare poco del agujero conico de la placa metalica. Como hay 

 una abertura en cada una de las mesillas de los tripodes, se 

 obtiene facilmente esta coincidencia aproximada por medio 

 de una ploraada que se hace pasar por esta abertura. Semid«n 

 en seguida con mucha exaclitud las cantidades en que el eje 

 del microscopio se separa hacia adelante 6 hacia atras del 

 agujero conico. Para calcular esta desviacion, recurre Porro a 

 un medio que vamos a dar a conocer. Adapta a la parte in- 

 ferior del tubo del microscopio un anillo de laton, que lleva 

 consigo una espiga cilindrica de acero, al rededor de la cual 

 puede girar, y en cuyo sentido puedesubirse obajarse la ar- 

 madura de un objetivo acromatico biconcavo. La construccion 

 de este pequeno aparato suplementario permite que coincida 

 el eje del objetivo concavo con el eje del microscopio. Un de- 

 cimetro de marfll dividido en semimilimetros, lleva en su mi- 

 tad un eje de acero que se introduce en el agujero conico que 



