341 



En la medicion de las bases hay que tomar una precau- 

 cion iraportante; consiste en alinear bien las reglas quese co- 

 locan a continuacion unas de olras. En el sistema de Porro, 

 se ve que son los ejes de los microscopios los que deben en- 

 contrarse en el piano vertical que pasa por la linea que une 

 los dos terminos de la base. Para economizar liempo en el 

 terreno, no se cine Porro rigorosamenle a Uenar esta condi- 

 cion, sino que mide cada vez la desviacion de la linea que 

 une los ejes de dos microscopios conseculivos. Para esto, en 

 la direccion de la base y a 200 6 300 melros del observador, 

 se suspende una plomada distantc de la base 8 cenlimelros 

 (se recuerda que es la distancia del centro del objetivo di- 

 rector al eje del microscopio); puesla enlonces horizontal la 

 escala del segundo microscopio, se coloca el observador un poco 

 detras del primer microscopio, y mira al hilo-a-plomo con un pe- 

 queno anteojo puesto de manera que la milad proxiraamente de 

 su objetivo esle cubierta por el objetivo director del primer 

 microscopio. La parte del objetivo del anteojo que ha que- 

 dado descubierta, recibe los rayos que vienen directaraenle 

 del hilo-a-plomo, mientras que la parte cubierta recibe los 

 rayos que parten de la escala de marfil despues que han 

 atravesado el objetivo director y que de el han salido parale- 

 los por hallarse situada en el foco de este. Asi el obser- 

 vador ve la imagen de la plomada sobre las divisiones de 

 la escala de mariil en el lugar mismo en que esta escala 

 es enconlrada por la linea que va desde la plomada al centro 

 del objetivo director, y puede por consiguiente apreciar la 

 cantidad en que se separa de la direccion de la base la linea 

 que une los ejes de los microscopios. Esta desviacion da 

 lugar a una correccion escesivamente pequena siempre, y 

 muy facil de calcular. 



La medicion de una base exije varies dias; es posible por 

 otra parte, durante el curso de uno de ellos, verse obligado por 

 diversas causas a suspender la operacion: era, pues, impor- 

 tante tener para estos cases senates ciertas invariables, de 

 donde poder partir para continuarla. He aqui corao Porro las 

 discurre. Hace clavar solidamente en tierra y con mucha pro- 

 ximidad, en la prolongacion del eje del ultimo microscopio, un 



