343 



en la posicion de los Iripodes de los microscopios ; si eslo 

 ocurriera, lo acusaria el nivel de aire esferico que lleva con- 

 sigo la columna de cada microscopio. Seria por otra parte 

 muy facil preservarse de la accion del viento interponiendo 

 un biombo 6 pantalla de suficientes dimensiones. Tambien 

 creemos que el tubo de laton en el cual esta encerrada la va- 

 rilla de piuo, debe preservarse de la accion del sol por la in- 

 terposicion de una pantalla, para evitar los movimientos de 

 torsion 6 de flexion. En fin, si alguna tronada, un porrazo li 

 otra causa cualquiera descompusiese uno de los microscopios 

 durante la operacion, solo habria que volver a empezar la 

 medicion de algunas tiradas atras, puesto que se debe haber 

 tenido la precaucion de dejar en tierra, y a trechos bastante 

 proximos, senales cuya distancia al origen de la base se haya 

 determinado con exaclilud." 



Desde luego se ve ban sido suprimidos por innecesarios el 

 nivelito trasversal de la regla, los esfericos de las columnas 

 de los microscopios, y la vara de pino y el anteojo microrae- 

 trico destinados a situar los taladros de los tripodes a 3 me- 

 tres de distancia unos de otros ; que a las dos patas de uno 

 de los estremos de la regla, se ha sustiluido una sola punta 

 de acero, haciendo las del otro estremo en forma de ruedas 

 . para que se presten sin mucho roce a las dilataciones acci- 

 dentales de la regla; que los objetivos directores se ban colo- 

 cado sobre las columnas distantes 0°,08 de los respectivos 

 microscopios, situando al lado de estos los niveles esfericos 

 que deben servir para establecer la verlicalidad de sus tubos; 

 y por ultimo, que la varilla de metal con nivel y la reglita 

 destinada a averiguar la distancia entre el eje del microsco- 

 pio y el punto marcado en el terrene cuando se comienza 6 

 suspende el trabajo, ban sido reemplazadas por un ocular bi- 

 concavo, que aleja el foco del microscopio hasta dicho punto 

 del terrene, donde se pone al mismo fin una reglita de marfil 

 dividida en semimilimetros. 



Por ingenioso que noshaya parecido este aparato; por bien 

 entendidas que esten las modificaciones que ha esperimenta- 

 do, y a pesar de que hombres muy entendidos hayan querido 

 sacarle de la modesla condicion de los instrumentos topogra- 



