344 



ficos, creeraos que, tal como ^e acaba de describir y hemos 

 tenido ocasion de ensayarlo, esla muy lejos de poder ser em- 

 pleado con entera confianza en la medicion de bases de gran- 

 des triangulaciones de primer orden. Ignoramossi en las espe- 

 riencias hechas en Paris por el aulor, y de las que deduce ser 7°"" 

 por quilometro el error probable , se habra tenido cuidado de 

 comparar las medidasobtenidas por el con lasdadas por reglas 

 de plalino como las empleadas por Delambre y Mechain, 6 por 

 olros medios. Si se ha omilido esla precaucion, y se ha fiado 

 linicamente en la igualdad de los resultados obtenidos en di- 

 ferentes mediciones de una misma base, tememos mucho que 

 resultados tan satisfactorios scan debidos a casual uniformi- 

 dad en la temperatura durante los dias de las esperiencias , 6 

 a compensacion de errores debidos a las varias causas que 

 deben producirlps. 



Los Sres. Academicos informantes no lienen complela se- 

 guridad en que la preparacion de la regla la preserve lo bas- 

 tante de las dilataciones en el senlido de las fibras, que obli- 

 garon a desechar las de abeto al general Roy, y por eso indi- 

 can sustituir al pino una sustancia metalica; y por otra parte 

 la flexion de la regla varia con la temperatura y con el uso, y 

 la que tenemos a la vista, que a no dudarlo quedaria recta en 

 posicion al salir de la fabrica, ofrece en este momento una 

 concavidad notable hacia la parte superior. Podria decirse- 

 nos que nada importa esto cuando se tiene facilidad de com- 

 parar a toda hora la regla con el patron de un metro que 

 acompana al aparato; mas ;que confianza puede ofrecer esta 

 comprobacion, siendo el patron otra regla semejante en un to- 

 do a la de medicion, con sus mismos defectos, y sin otra dife- 

 rencia que ser mas corta? 



Sin embargo de cuanto Uevamos dicho, no podemos dejar 

 de aplaudir el feliz pensamiento de dividir la base en partes 

 poco mayores de 3 metros por medio de los ejes verticales de 

 los microscopios, y medir separadamente y con una misma re- 

 gla cada una de estas partes; como asimismo el sistema in- 

 geuioso de correcciones que emplea el Sr. Porro, y que con 

 grande ahorro dc tiempo dispensa los lenlos movimienlos de 

 ajuste. Susliluyanse a los ligeros Iripodes del Sr. Porro otros 



