393 



ciibicos cle agua coraun, y se fijael termomelro por medio de 

 UD tapon que se adapta a la boca del ultimo tubo de laton, 

 disponiendolo de suerte que su deposilo se encuentre a 2 d 

 3 centimetros sobre el liquido, y la estremidad de la co- 

 lumna de mercurio durante la ebullicion apenas sobresalga 

 del tapon: facil es realizar estas circunstancias alargando 

 convenientemenle los tubes. 



Luego se enciende la lampara de alcohol, y el agua tarda 

 poco enhervir. El vapor sale por un orificio praclicado en la 

 parte superior del tubo de laton, ydebeser bastante ancho 

 para que aquel no encuentre dificultad a su salida; de este 

 modo el termometro se halla completamenle rodeado de va- 

 por, y no hay que hacer ya sino anotar la temperatura que 

 senala. Sus divisiones son arbitrarias, pero exactamente cali- 

 bradas, y su marcha oscila entre 73 y 101° C, yaun entre 80 



iiiorc. (1) 



(1) Si se quiere efectuar esta graduacion por comparacion con un 

 term6metro tipo en agua caliente hasta una temperatura elevada, no se 

 obtendra unresultado exacto. Veamos c6mo aconseja Mr. Regnault gra- 

 duar el instrumento, despues de haber dividido el tubo en partes de igual 

 capacidad, y formado un deposito. «EI termometro esta lleno de mercu- 

 rio (calentado como de costumbre), de tal modo que sumergido en el hie- 

 lo derretido, el metal se detiene en la tercera parte de la longitud del tu- 

 bo, partiendo desde el dep6sito. Senalase este punto en la division, y su- 

 pongo corresponde a n divisiones. 



Hecho esto se coloca el termometro al lado de un termometro pa- 

 tron en un gran vaso lleno de agua a unos 20 grades; su temperatura debe 

 mantenerse rigorosamente estacionaria, lo que es facil cuando se diferen- 

 cia poco del aire ambiente; ademas, es preciso agitarla de continuo. An6- 

 taso la division n', correspondiente a la temperatura t del termometro 



n — n 

 patron, y sera el valor del grado de nuestro termometro. 



Luego se hace salir una porcion de mercurio, de modo que estando 

 colocado el termometro en el vapor del agua hirviendo, la columna se 

 detenga bacia la estremidad del tubo; cierrase el termometro exento de 

 aire, y despues se anota con la mayor cxactitud la division n'', que se- 

 iiala el termometro cuando esta calentado a la (cmperalura T en el vapor 



