Iro al baronielro, cuyo trasporte es siempre embarazoso, esla 

 comprobacion no les seria posible sino cuando se hallasen en 

 una localitlad en que hubiese un barometro exacto. Mucha 

 mayor facilidad se les presentarade lomar el punto del hielo 

 derretido, porque es muy comun hallar hielo onieveenlas 

 montanas, y se conserva igualmente en casl todas las pobla- 

 ciones. 



A fin de obviar este inconveniente, Mr. Walferdin ha pro- 

 puesto una raodificacion, que consiste en separar, per medio 

 de una division intermedia, la columna del terraomelro en 

 dos partes, cada una de las cuales tiene una escala conven- 

 cional, debiendo ser estas divisiones, de igual capacidad en 

 ambas escalas. El instrumento debe eslar construido de tal 

 manera, que a la lemperatura de cero la estremidad de la co- 

 lumna mercurial se detenga en la priraera escala, que se corn- 

 pone de un pequeno niimero de divisiones; despues, cuando se 

 coloca el termometro en el agua hirviendo, el mercurio al 

 dilatarse llenaprimero la division intermedia yUega a la se- 

 gunda escala, cuyas divisiones mucho mas numerosas, deben 

 abrazar el espacio de 80 a 101°. Merced a este artificio, sin 

 aumentar sensiblementelalongituddel terraomelro, puede es- 

 tudiarse la variacion del punto cero y hacer las correcciones 

 que necesita. 



Despues de haber indicado los metodos propuestos por 

 MM. Forbes y Regnault, vamos a decir algunas palabras 

 acerca del valor que en nuestro conceplo presentan. Ocu- 

 pemonos primero en la exactitud con que es posible apreciar 

 el valor absolute de la presion barometrica. 



Los termometros no pueden indicar las temperaturas ab- 

 solutassino con una aproximacion de masde ^^ de grado; es 

 verdad que algunas veces podra hallarse un termometro mas 

 exacto; pero segun las investigaciones de Mr. Regnault, pa- 

 rece que no es este el caso general. Ahora bien: la variacion 

 de la fuerza elastica del vapor de agua correspondiente a una 

 diferencia de lemperatura de A de grado, es de 1°"°,3 poco 

 mas 6 menos en la proximidad de 100°. Este es pues el limile 

 de exaclitud que puede procurarnos el hipsometro. A primera 

 vista pudiera creerse que el barometro es susceptible de una 



