iOl 

 ducir las alturas sobre el nivei del mar (a no ser que se ha^^a 

 una larga serie de observaciones y se tomen los terminos me- 

 dics), el hipsometro puede ser considerado como bastante exac- 

 to, y creemos que su uso satisfara a los viajeros. Si se nos permi- 

 le recomendarles la marcha que deben seguir en sus observa- 

 ciones, les proponemos la siguiente. Se proveeran de un hip- 

 soraelrode Mr. Regnault, cuyo termometro muyexactoten- 

 ga la division intermedia que permita la comprobacion del 

 cero, y siempre que tengan hielo 6 nieve a su disposicion la 

 verificaran, haciendo sus observaciones de la manera que de- 

 jamos indicada, anotando con toda exactitud la temperatura 

 del vapor y la del aire ambiente; y si desean hacer el calcu- 

 lo con todo el rigor posible, les bastara tomar en las tablas 

 de Mr. Regnault las tensiones correspondienles a las tempe- 

 raluras de ebullicion observadas, y despues aplicar las formu- 

 las ordiuarias, enteramente del mismo modo que si eslas 

 presiones hubiesen sido indicadas por el barometro. Pero si 

 los errores indicados en el anterior estado no les parecieseu 

 demasiado grandes para el objeto que se proponen, podran 

 calcularinmediatamente con gran rapidez ladiferencia de ni- 

 vei de las dos estaciones, tomando ladiferencia enlre los dos 

 puntos de ebullicion en las dos estaciones, y multiplicandola por 

 294, y el producto delerminara la altura no correjida de la 

 temperatura del aire (1). Sabido es que paraefectuarestacor- 

 reccion, basta multiplicar la milesima parte de la altura por 

 la doble suma de las temperaturas del aire en las dos estacio- 

 nes, resultando la correccion positiva 6 negativa, segun que 

 esta suma sea lo uno 6 lo otro (2). Es oportuno observar que 

 despues de haber hecho este calculo rapido, que no requierc 



(I) En cl caso de que la obscrvacion en una de las estaciones bu- 

 Licse sido practicada con un barometro, podn'amos servirnos indistinta- 

 mente de una li otra fdrmula; pero seri'a conveniente convertir, por me- 

 dio de las tablas de Mr. Regnault, ya la temperatura de ebullicion obser- 

 vada en presion, ya la altura barometrica observada en temperatura. 



(1) Esta correccion por lo menos, es bastante en el caso que nos 

 ocupa. 



TOMO VI. 26 



