1 6o Memorias da Academia Real 



dade AB , na qual anda fixo pela direcção da linha de fé 

 CA perpendicularmente ao plano OXVR. 



A alidade CO gira também ároda do centro C : nel- 

 la deve cftar montado o óculo da mcfrr.a forte que o Ca- 

 valheiro de Borda engenhofa e perfeitamente o enlinou a 

 collocar no leu circular , com a differenca de fazer paliar o 

 ícu eixo pelo centro do inftrumento; coifa de fácil prática, 

 c de fácil verificação a bordo ; por quanto pôde mrrear-fe 

 no efpelho huma ie£la perpendicular ao plano OXVR , e 

 que paíle , ou pelo centro C, ou pela linha de fé da a'i- 

 dade do óculo ; e logo quando a quella recta certar os ex- 

 tremos oppoftos dos fios parallelos , ou os ângulos oppoftos 

 do retículo, fe cfte forromboide, julgaremos exa&a a pofi- 

 çaõ do óculo ; tal he hum dos meios , que fe poderá empre- 

 gar para obter a dita verificação. 



Na parte circular da alidade haverão quatro fendas , 

 IM , MN, NP, PI, que fe cortem em rngulo recto for- 

 mando hum quadrado inferipto no circulo IMNP; ncítas en- 

 trarão os vidros corados á maneira de corrediças , quando fo- 

 rem ncccíTarios para as obfervações. Em fim a principal dif- 

 ferenca entre o novo inftrumento e o de M. de Borda , con- 

 íifte em ter hum fó efpelho ; e como as mais alterações faó 

 confequencias d'efta , deixando de continuar com ellas , vou 

 moftrar o modo de ufar do novo circular. 



Modo de observar as distancias angulares. 



Todo efte paragrafo deve reduzir-fe a mcftrar como 

 com hum dos novos inftrumentos fe pode medir qualquer 

 angulo SCL,' formado em hum ponto C pelos raios vifuaes 

 tirados d'efte ponto a dois objectos S , e L : fupponhamos pois , 

 que fe queira effedtivamente medir o angulo SCL: fixarem s 

 a alidade do óculo em qualquer ponto O , e olhando para 

 o objecto menos luminofo L pela parte tranfpatente do ef- 

 pelho , moveremos efte por meio da fua alidade até vêr o 

 outro objecto S cm contacto com L , por meio de huma re- 



fLxaõ 



