ií>2 Memorias da Academia Real 



cunftancias a femi-differença dos dois ângulos BCO , A'CO, 

 naõ reprcfentará fomente o erro de pofiçaõ , mas fim efte 

 mefmo erro augmentado , ou diminuído do effeito produzido 

 pela falta de parallclifmo nas fuás faces. 



II. Fazendo as alidades de modo que as diíhncias entre 

 os o dos feus nonios cheguem até io°, ambas poderáõ girar 

 no plano fuperior e graduado do Circular , alias fera precifo 

 que huma d'ellas gire no plano , ou face inferior : a razaÓ 

 dos io° facilmente fera defcoberta entre o que formos 

 dizendo. 



III. Em lugar do diâmetro AB pode fubftituir-fe o 

 raio BC , pois entaõ teremos o valor do angulo ACO= 

 360°-— B CO: ora fe nefta hypothefe confervamos o raio 

 BC fixo durante a fegunda obfervaçaõ , e fazemos girar o 

 óculo á roda do centro C , fem que o nitro L faia do leu 

 campo , e ifto até S tocar L , como fe vê na Fig.III, o fe- 

 mi-fupplemento a 360 o do arco OCO' , ou o fupplemento da 

 fua metade reprefentará o valor do angulo oblervado , 



e — ~ — o erro de poficaó. Logo fe continuarmos a obfer- 



var d'efte modo , fixando o óculo nas obfervações impares , 

 c fazendo-o mover nas pares , o fupplemento do quociente , 

 que refultar dividindo o arco deferipto pelo óculo pelo nu- 

 mero das obfervações , deve fer igual á grandeza da dif- 

 tancia angular dos dois obje£tos S , e L , correfpondentc ao 

 tempo médio das mefmas obfervações : e efte fupplemento íerá 

 <_ou> 180 o , conforme o óculo tiver girado da direita para 

 a efquerda , ou pelo contrario. 



Vantajens do novo Instrumento de Reflexão. 



Os Circulares ordinários comparados com os outros inf- 

 trumentos de Reflexão faó-lhes iuperiores, por eítarem menos 

 fogeitos aos erros da graduação ; pela maior commodidade 

 que a fua figura offerece ao cblcrvador j e por naõ preci-- 

 farem da verificação do parallclifmo dos efpelhos : o novo 



Cir- 



