DAS SciENClAS DE L I S B O A. 165" 



nellc o íimples ao útil ; ao menos clle hc o primeiro de 

 quantos conheço, que moftra os objeftos do modo mais 

 fingelo , a faber , hum direitamente , e o outro por huma 

 limples reflexão. 



Os princípios expostos podem ser applicados a todos os 

 instrumentos de Reflexão. 



Agora que tenho concluído a dcfcripçaó geral do novo 

 Circular , vou fazer vêr , que os outros inftrumentos de Refle- 

 xão faõ também fufceptivcis de mudanças femelhantes , mof- 

 trando , que melmo com o Oitante le podem medir quaeíquer 

 diftancias, havendo nefte hum ló efpelho cftanhado-tranfpa- 

 rente pofto no feu centro. 



Seja JNIEO ( Fig. IV ) hum oitavo de circulo , cujo arco 

 MO cfteja dividido em 90 o , e NI hum efpelho , meio cfta- 

 nhado e meio tranfparente , pofto no centro C, na direcção 

 CO , e fixo legundo o coftume íobre huma alidade perpen- 

 dicularmente ao plano MEO ; fejaõ cm fim HEO dois óculos 

 fixos , cujos eixos concorraó em C fazendo hum angulo de 

 45 o , digo , que com hum inftrumento dVftcs podemos obfcr- 

 var todas as diftancias da Lua aos mais Aftros defde 10° 

 até 180 o , e todas as alturas dos Aftros fobre o horizonte. 

 NI pôde fazer com o eixo de GH todos ângulos pofllveis 

 defde o° até 15-°, e com o eixo de SR todos os ângulos 

 defde 45-° até 90 o , pois que pode oceupar todas as pofiçóes 

 diverfas comprehendidas entre NI c NI'; logo podemos ob- 

 feivar por GH todos os ângulos defde 10 o até 90 o , e por SR 

 todos os comprehcndidos entre 90 o e 180 o ; ora le eftes fo- 

 rem alturas , e <io% conhecellos-hemos obfervando o feu fup- 

 plemento pelo óculo RS : a razaõ dos 10 o he evidente ; 

 logo tenho demonftrado. 



Notas. 



I. Quando as alturas forem >io°, e <90° , ao mefmo 

 tempo que faõ obfervadas directamente por GH ? podemos 

 Tom. II. Tt obfer- 



