das Sciencias de Lisboa. 5-23 



capaz de vencer o esforço que faz a agua fria para entrar 

 no banho do defleumante pela abertura G. 



« O areometro deve ser equilibrado, c carregado do 

 peso competente no pratinho G , de sorte que no gráo de 

 temperatura , cm que se quer que a agua esteja constante- 

 mente no banho , a abertura C. se ache fechada exactamen- 

 te pela válvula V. 



" Se a temperatura augmenta , desce o arcometro , e 

 carrega em H. sobre a astea horizontal Q^ R. , a qual fazen- 

 do sobre o apoio T o serviço de liuma alavanca do pri- 

 meiro género , obriga a válvula V a levantar-se , e a dar 

 passagem á agua fria. 



» Quando tem entrado no banho quantidade de agua 

 fria que basta para restabelecer a temperatura primitiva, so- 

 be o areometro, e deixa cahir a válvula, a qual fecha nova- 

 mente a abertura C. , e a conserva tapada até áquelle ins- 

 tante cm que* a temperatura da agua no banho torna a ex- 

 ceder o limite cm que se deve conservar. 



»> Se acaso se faz necessária huma temperatura incom- 

 patível com a primeira posição c movimento da maquina , 

 basta para remediar este inconveniente metter o resisto 

 M. N. hum pouco para dentro do banho. Esta operação 

 dá ao areometro a posição própria para que o seu annel H. 

 se aproxime mais ao botão Q;_, ficando então maior o bra- 

 ço da alavanca, e consequentemente mais efficaz a sua ac- 

 ção. 



§. 22. Sem duvida esta maquina he huma engenhosa, 

 e feliz applicação do mui conhecido principio de fysica , — 

 que todos os corpos , e os líquidos mais do que os sóli- 

 dos se dilatao com o calor , e mudão por consequência do 

 peso especifico por hum modo sujeito constantemente ás 

 mesmas leis , quando muda a sua temperatura. Parece-me 

 com tudo que será melhor que á excepção do areometro , 

 estejao fora da agua todas as outras peças, o que facilmen- 

 te se consegue pelo modo seguinte. — i.° Supprima-se a 

 astea ou arame L. H. na extremidade inferior do areome- 



Vvv ii tro 



