DAS S CIÊNCIAS DE LlSBOA. 75» 



C D o médio ; e a linha E F o minimo. As Abfcifsas moftrao 

 o tempo, c as Ordenadas exprimem a altura do Thermome- 

 tro. A primeira Ordenada cita dividida cm gra'os para ferver 

 de efcala ás outras Ordenadas ; partindo do ponto onde a or- 

 denada he igual a cifra , ou fe confunde tom o Eixo. 



Udeómetro ( i ) 



EStc inftrumcnto moílrou-me , que a altura total da chuva 

 de todo cite anuo he 48". 3"; 6 : ( Tab. VI. ) quan- 

 tidade menor que a do anno paíTado 6". 7 ,03. Janeiro he o 1 

 cm que mais choveu , Abril o cm que choveu menos. (Tiib. VI.) 

 A vaporaçao ( 2 ) de todo o anno fommou a quantidade de 

 35:'. 6 "', 15 (Tab. VI.) Dezembro he o mez da maior vapo- 

 raçao , Setembro o da menor. ( Tab. VI. ) 



A quantidade da chuva excedeu a vaporaçao em 12 '. 7 " 



45. (3) 



Os Ventos forao muito variáveis , menos os primeiros 



5 me/es de tarde , que íoi confiante S E : ainda que a mu- 



K ii dan- 



- — " — 1 



CO O Udeómetro de que me fuvo , he hum cylindro oco teito de 

 folha de Flandes envernizado: tem de altura 14 . 8 : e de diâmetro 5. 

 6''' : ethi tapado com huma tampa do feitio de funil do meimo diâmetro , 

 com hum buraco no meio , pua a agua cahir r.o cylindro , e também 

 lahit .1 efcala com que meço a quintidaJe dagua que entra : efta cf.nla 

 entra em huma bóia feiu de chapa dí latão muito delgada , que pela fua 

 leveza nada livremente dentro do cylindro , pois tem somente; de diâme- 

 tro 4 . 3 . Sempre confervo efta bóia nadando , e tenho notado no mtu 

 regifto a quantidade d'agua que o cylindro contém antes de chover. Eita 

 exporto no mais alto da cafa que habito , livre de lhe cahir beiras , ou 

 outra alguma agua , que não feja a vinda do Ceo directamente : como 

 eftá fempte tapado não pôde temer-fe vaporaçao alguma: ainda que para 

 m.iior certeza eu coltume medir a altura da chuva todos os dias de manha 

 (1) O vafo vaporatono iie da mefma matéria , do meímo feitio , e 

 das mefmas dimensões que o Udeómetro já deferipto na nota ;.ntecedentc : 

 sò com a differença que o Udeómetro eftá fempre fechado , e efte valo 

 v.ipor.norio fempre aberto , e cheio d agua até a altura de 14", deixando 

 vazio 8 . Efti também colocado no mais alto da caía , e exporto aos 

 raios do Sol : iodos os dias pela manhã meço a quantidade d'agua que con- 

 tém , c torno a lançar-lhe a que lhe falta para completar as 14 , e deite 

 modo o conlervo iempre. 



(?) A efcala por onde meço a chuva e a vaporaçao, são pollegadas 

 de França , porém as linhas são 10 erh cada pollegada , pois afiim divi- 

 di efta efcala para maior cotnmodidadc. 



