SULLE LIVELLAZIONI BAROMIiTJJICHE 93 



terminate le dilatazioni del rnercurio, furon fatti con lui 

 baronietro, cli'era all'akezza di 3o poUici iiiglesi cor- 

 rispondend a 2^, 149 fiancesi. Ora a quest' altezza del 

 baroinetro la distanza della snperlicie interna del iner- 

 curio daU'estremita cliiusa del tubo e una delle piii pic- 

 cole, e per conseguente la resistenza alle dilatazioni del 

 mere nrio prodotta dalT inipcrfezione del vuoto e una 

 dcile piu grandi. E'non par dui)({ue, die la tavola del 

 Hoy possa applicarsi a ridurre le altezze barometriche 

 alia stessa teniperatura, quando la lungliezza della colon- 

 na niercuriale sia sensibilmente niinore di 28 pollici. 

 Ma, non ostante quest' incertezza, io credo die nella mi- 

 sura delle altezze si possa far uso della stessa tavola 

 senza alcun sensibil errore, e cio per la seguente ra- 

 gione. Se le dilatazioni del rnercurio fossero uniformi, 

 e la parte superior del barometro perfeitamente vuota, 

 posta la diiatazione da zero ad un grado di 2.5 1 aiilio- 

 ucsimi, tale sarebbe ne piii ne meno ancbe da oo;ni al- 

 tro grado n al prossimo /i-ni. Cio premesso, io ne for- 

 mo la tavola seguente, nella quale la prima colonua 

 coutiene i gradi del termometro da — 5 a -t-25, inter- 

 vallo die comprende quasi tutte le temperature, in ciii 

 posson farsi le livellazioni barometriclie: la seconda co- 

 lonna coniiene le ddatazioni uniformi: la terza le va- 

 riabili traue dalla tavola del General Koy: la quarta in 

 fine le dill'erenze, o sia le diminuzioni d'espansione, die 

 suppongo interamente prodotte dall' imperfezione del 

 vuoto nella parte superior del barometro. 



