LIVELLAZIONI BAROMETRICIIE . 353 



de Luc, allc cui dotte, iiumerose, e Ijea si puo dire 

 ostiiiate ricerche siani delMtoii del maraviglioso peilc- 

 zionamento al qual e giunto oggimai il nietodo di mi- 

 surar col barometro le altezze dei luoghi. E dall' esein- 

 pio deir ingegnoso Fisico di Ginevra eccitati due illu- 

 stri inglesi, voglio dire il cavaliere Slmckburg ed il Ge- 

 neral Hoy, lianiio anch'essi, e principalmeiue quest' ul- 

 timo, con molti e sottili esperirnenti contribuito molti- 

 simo ad illustrar questa materia ed a stibilire e met- 

 ter in cliiaro le leggi con cni a temperature diverse 

 corrispondon le dilaiazioni e le condensazioni del mer- 

 curio e dell' aria . 



9. Quanto al mercurio , avendo il sig. de Luc po- 

 st© il barometro in una stufa, di cui ando scaldando 

 r aria successivamente, egli trovo clie siccome il suo 

 termomeiro si alzava gradatamente dal segno del ghiac- 

 cio a qnello dell' acqua boUente, cosi una colonna di 

 mercurio di 27 pollici liancesi, la quale era allora so- 

 stenuta nel barometro dalla pressione dell' atmosfera, 

 si allungava essa pure gradatamente: e crede poter con- 

 chiudere dalla sua sperienza, che ad un accrescimen- 

 to di calore, per cui il termometro dal segno del gliiac- 

 cio salisse a quello dell' acqua bollente , la colonna del 

 mercurio di iy pollici verrebbe a dilatarsi di 6 liiiee 

 o di lui mezzo pollice. Se qnello adunque si supporra 

 di che il sig. de Lnc non ha mostrato avere alcun 

 dubbio, cioe che questa dilatazion del mercurio nel ba- 

 rometro sia unilorme, con im calcolo speditissimo si 

 trovera di quanto un pollice di mercurio si dilati per 

 ogni grado del termometro. Imperciocche se la dilata- 

 zion totale d'un mezzo pollice si dividera per 8c, nu- 

 T. I. 52 



