7 



rattini. E il Prof. Giovan Battista Amici dice essergli spesso 

 avvenuto che volendo nei vetri lavorare due facce piane paral- 

 lele, nel fare la seconda ha trovato guastato il piano della 

 prima. 



E poiché il Bellani nella sua lettura ha asserito non svol- 

 gersi dal mercurio del termometro niuna quantità d'aria, il 

 Prof. Luigi Pacinotti domanda la parola, e dichiarando di 

 convenire esser principal cagione dello spostamento dello zero 

 il ristringimento del gloho di cristallo, nota in primo luogo 

 aver egli pure riscontrato (conforme ha letto il sullodato 

 Canonico) che lo spostamento dello zero è maggiore di quello 

 degli 80." R., in secondo luogo che nei termometri meglio co- 

 strutti, quando si capovoltano cadendo il mercurio fino alla 

 sommità del tubo, lascia una porzione vuota nel bulbo, ed 

 ivi quando si addirizza lo strumento, se esso è costrutto da 

 poco tempo, si riserra il mercurio senza lasciarvi alcuna trac- 

 cia: ma quando il termometro è vecchio vi lascia come una 

 piccolissima bolla d'aria appena percettibile. E da questi due 

 fatti il Pacinotti deduce che una piccola porzione d' aria si 

 svolge coir andar del tempo dal mercurio, e che anche questa 

 qualche cosa influisce sullo spostamento dei diversi gradi della 

 scala termometrica. 



Il Prof. Giov. Battista Cassiani dice di avere osservati i 

 medesimi fenomeni. E questi fatti sono dal Prof. Orioli consi- 

 derati come particolari e come dipendenti dalla diversa e dif- 

 ficile maniera di costruire que' delicati strumenti. Ma in con- 

 ferma dello svolgimento, almeno in generale, dei gaz dal mer- 

 curio, Luigi Bonaparte de' Principi di Canino rammenta la 

 difiicoltà somma colla quale si depura dal gaz ossigeno il 

 mercurio allorché viene estratto colla distillazione dal bios- 

 sido. Ed esposto dal Prof. Taddei in maniera dubitativa, che 

 al fatto dello spostamento dello zero nei termometri possa, 

 dopo lungo tempo dalla loro costruzione, concorrere il vapore 



