2c Pino 



tro z\ e per mezzo di una vite di pressione R (fig. i8) 

 essa si tiene fei'ina all' akezza ricliiesta , affinche la vi- 

 ce perpetua ingrani nei solchi del semicircolo. 



Poiclie la posizione di questo ineccanismo impe- 

 disce die il filo del pendolo vada a radere il piano 

 del semicircolo , come richiede 1' iiso del gonimetro 

 (fiq. 3o), pcrcio il pendolo o piombino e fatto in mo- 

 do che dal centro della sua J)ase sporga un sottile 

 ago f, il quale equivale al filo e puo segnare sul se- 

 micircolo i gradi di elcvazione, essendo ritagliati i rag- 

 gi CY,CY\ CY" nolle porzioni XY, X'Y, X" Y" in 

 modo che il cilindretto / costituente il piombino del 

 pendolo, possa per meta entrare in questi ritaglj . 



44. Sulle estremita del semicircolo prolungato so- 

 no <!ue coscinetti ad arco circolare J", T (fig. 18, 30), 

 sn' quali si pone un cannocchiale munito di un livello 

 a holla d'aria, allora che il gonimetro si riduce ad uso 

 di pantometro. 



II gonimetro cosi costruito si ripone in una cas- 

 setta unitamente alia tavoletta sopraindicata ed alle tre 

 colonnette amovibili (n". 40); e quella per mezzo di 

 un manubrio potra comodamente essere portata dal 

 mineralogista, ed a lui servira per prendere 1' inclina- 

 zione e la direzione magnetica dei piani inclinati. 



45. Per ridurlo a uso di pantometro, converra ave- 

 re in pronto un treppiede colla sua testa terminata da 

 piatine, in modo che possano queste orizzontarsi per 

 mezzo dei livelli: il che si otterra col meccanismo gia 

 noto dei teodoliti, di cui altronde potrassi avere un' 

 idea dalla descrlzione del Teodolito pubblicata dal sig. 

 Pessud . 



