343 V E N 1 N I 



fino a' suoi di conosciuti poteva con sicurezza traspor- 

 tarsi a clistaiize considerabili, o alnieno senza perico- 

 lo d' alterazione. 



La prima ciira dell' accurate fisico di Ginevia 

 quella fu dunqiie di costruire uii biion barometro por- 

 tatile; di cui egli da im' ampia e miniita descrizioiie 

 iiella sua grand' opera delle modificazioiii dell' atnio- 

 sfera al capo 1°. della terza parte . La scala del suo 

 barometro e divisa in pollici ed in linee con rette di 

 color nero; e ciascuna linea e sottodivisa in quattro 

 con rette di color rosso. Egli lascia poi , che I'osser- 

 vatore sottodivida ad occhio ciascun quarto di linea 

 in altre quattro parti; onde possa aver Taltezza ap- 

 parente del barometro in sedicesimi di linea. A cor- 

 regger gli effetti del calore sulla lungliezza della co- 

 lonna mercuriale sostenuta dalla pression dell' aria e 

 destinato un termometro incastrato nel corpo del ba- 

 rometro siesso verso la sua meta. Questo termome- 

 tro e di mercurio come quello di Farlieneit, ma con 

 una scala diversa. ll De Luc graduava i suoi termo- 

 nietri sotto una pressione atmosferica di 27 pollici po- 

 nendo lo zero al ghiaccio in fusione, ed il grado 80 

 air acqua bollente. Con questi terniometri egli tro- 

 vo, come ho gia detto al num. 9; che la colonna di 

 27 pollici si dilata di sei linee passando dalla tem- 

 peratura zero a quella di 80 gradi. La dilatazion del 

 mercurio, da lui supposta uniforme, e dunque di -^ di 

 linea per ogni grado: ma troppo incomodo sarebbe 

 r uso di questa frazione nel ridurre le altezze baro- 

 metriche ad una temperatura costante. Quest' incon- 

 vcniente determino l' autore a divider 1' intervallo po. 



