über eine neue Bestimmung-suielhode iles Ozon-Sauerstoffes. 87 



um die absolute, sondern nur relative Höhe des Farbentones handelt, 

 wenn das Auge nur sonst nicht abnorme Eigenschaften hat. 



Wünsclienswerth für übereinstimmende Beobachtungen, wie sie 

 von den meteorologischen Beobachtungsstationen gemacht werden, 

 wäre, dass man über den Halt der Flüssigkeitenscala sich einige und 

 am besten aus einer Hand alle gebrauchten Apparate ausgingen, wie 

 das bei den Schönbein'sehen Ozonometern der Fall ist. Es würde für 

 die sichere Vergleichbarkeit der Beobachtungen sehr viel gewonnen, 

 und eine Änderung der wohlverwahrten Flüssigkeiten wäre wohl nicht 

 leicht anzunehmen, dabei gutem Verschluss weder Verdunstung, noch 

 bei dem verdünnten Zustand Ablagerungi von Krystallen zu besorgen 

 steht; auch die Flüssigkeit gegen Lichteintlüsse unempfindlich ist. 

 Der einzige Fehler verursachende Einfluss wäre die Ausdehnung durch 

 Wärme, da aber alle gleiche Temperatur haben können, so wird 

 dieser Fehler wohl nie merklich werden, wenn man dafiir sorgt, dass 

 die Probeflüssigkeit auch die Temperatur der Scalaröhren besitze. 



Soll nun eine Bestimmmnng des Ozongehaltes der Luft gemacht 

 werden, so wird ein, den Chlorkalium-Röhren analoger Apparat am 

 Aspirator angebracht, welcher sich jedoch dadurch unterscheidet, 

 dass zwei Wulste an dieser Probirröhre angebracht sind, in deren 

 ersten die mit Jodwasserstofflösung geträakten Glas- oder Asbest- 

 stücke kommen, in dem zweiten aber reines Wasser sich befindet, 

 das alle durch den Luftstrom fortgerissene Jodwasserstoff und Jod- 

 dämpfe auffängt, und zur Auslaugung des Inhaltes des ersten Wulstes 

 gebraucht wird, indem man nach vollendeter Expositionsdauer die 

 Röhre so neigt, dass das im zweiten Wulste enthaltene Wasser 

 herausfliesst; es wird dadm-ch jeder Verlust an Jod vermieden, und 

 zugleich richtet man die Sache so ein, dass die Flüssigkeiten nach 

 ihrer Mischung den gehörigen Grad der Concentration haben, nach- 

 dem auch die Amylumlösung zugesetzt worden. 



Auf solche Weise ist ein Fehler durch die Verdampfung des 

 Jodes und fortgerissen werden durch den Luftstrom nicht zu besor- 

 gen, wenn nur der Aspirator in stets geregeltem Gange nie zu rasch 

 die Luft durch den Ozonometer-Apparat (Fig. 2) hindurch saugt. 



Die Röhre b c muss in Glas eingeschmolzen werden, oder wenn 

 dies Umstände macht, eine engere Röhre, die wie b c gebogen und 

 in eine Spitze ausgezogen ist, eingeschoben werden, die bis nahe an 

 den Boden des zweiten Wulstes reicht, damit die aus 1 kommende 



