15 — 



dans le circuit du galvanomètre une portion variable du courant 

 de la pile Grenel P. 



Fig. 6. Appareil pour l'étude da courant musculaire. 



E, E' Electrodes impolariscihles, M mulliplicaienr, Cl clef. 

 RK' Rhéocorde, Co commutateur de Pohl, P pile Grenel. 



Ce rhéocorde se compose d'un long fi! de laiton RR' tendu 

 sur une planchette entre les deux bornes RR'. Les fils qui relient 

 ces bornes à la pile P passent par le commutateur Co (Pohlsche 

 Wippe), ce qui permet de renverser le courant de la pile. Le fil 

 de laiton du rhéocorde est relié au circuit dn galvanomètre de 

 la façon suivante : le fil qui vient de l'un des électrodes impola- 

 risables E aboutit à l'une des extrémités R' du rhéocorde où il 

 est vissé à demeure. L'autre fil venant de l'électrode E' après 

 avoir traversé le multiplicateur et la clef Cl, aboutit à une petite 

 spirale de laiton G qui glisse à frottement sur le fil du rhéocorde 

 et qui peut occuper toutes les positions intermédiaires entre R 

 etR'. 



Il est clair que lorsque la pile fonctionne, la plus grande 

 partie du courant passe directement par le fil du rhéocorde, 

 mais qu'une petite portion du courant dérive dans le circuit du 

 galvanomètre et des électrodes. Cette portion varie nécessaire- 

 ment suivant la position que l'on donne à G sur le fil RR'. Elle 

 est à son maximum quand G occupe la position R, elle est à son 

 minimum (= 0) quand G touche à R'. Le commutateur Co sert 



