Pliotocilcuüschcs Klima von Krciiisniiiiis/cr. 153 



Eine etwas einfachere Methode brachte Marchand* zu Fccamp im Jahre 18ö9 in Anwendung. Sie 

 besteht darin, dass die Menge der Kohlensäure bestimmt wird, die sich aus einem Gemisch von Eisen- 

 chlorid und Oxalsäure unter Einwirkung des Lichtes in dem Photantitypimeter genannten Apparate 

 entwickelt. 



Mit einem ähnlichen Aktinometer beobachtete J. \'allot,- der Gründer eines meteorologischen 

 Observatoriums auf dem Mont Blanc, indem er nach dem \'organge von M. Duclaux die Menge der 

 Oxalsäure maß (3^ auf 1 / Wasser), die sich im Sonnenlichte unter Entwicklung vim Kohlensäure 

 zersetzte. 



Bunsen und Roscoe^ gaben nach vielen Versuchen diese chemische Aktinometrie auf und 

 ersannen eine Methode, welche geringere Anforderungen an die experimentelle Geschicklichkeit stellte 

 und weniger Fehlerquellen ausgesetzt war. Sie benützten die Schwärzung von Chlorsilber durch das 

 Licht zur Bestimmung der chemischen Intensität desselben, was schon andere vor ihnen, aber erfolglo.: 

 versucht hatten. Eine gewisse, jederzeit leicht wieder herstellbare Farbe wurde als Normalschwarz und 

 jene Lichtintensität als Einheit angenommen, die auf dem stets in gleicher Weise zu präparierenden 

 Chlorsilberpapier (Normalpapier) in einer .Secunde einen der Normalschwärze gleichen Farbenton hervor- 

 bringt. Zur bequemeren Bestimmung hoher und niedriger Intensitäten wurde mittels eines Pendelapparates 

 ein Streifen von gleichmäßig abnehmender Schwärzung hergestellt (kalibriert). Die Intensität wurde aus 

 dem in einer bestimmten Zeit erfolgten Grade von Schwärzung ermittelt. 



Trotz einiger Abänderungen, welche vonRoscoe' und später von Stelling (1874) durchgeführt 

 wurden, blieb diese photographische Methode der Lichtmessung zur Anstellung zahlreicher, besonders 

 täglicher oder stündlicher Beobachtungen viel zu zeitraubend und umständlich, als dass mit derselben 

 weitere Forschungen angestellt worden wären. 



Erst als Herr Hofrath Wiesner bei Gelegenheit seiner pflanzenphysiologischen Untersuchungen-' 

 zur Überzeugung kam, dass die Kenntnis der chemischen Intensität des Lichtes zur Lösung 

 gewisser pflanzenphysiologischer und pflanzengeographischer Fragen sehr wichtig, für klimatologischa 

 Zwecke aber gewiss sehr nützlich sei, erfuhr die Beobachtungsmethode durch ihn selbst eine Verein- 

 fachung (1892— 1893), die den zu stellenden Anforderungen in theoretischer und praktischer Hinsicht 

 vollauf entspricht. Es wird dieselbe Normalschwärze, dasselbe Normalpapier, dieselbe Intensitätseinheit 

 verwendet wie bei der Methode von Bunsen und Roscoe, nur wird nach Hofrath VV^iesner bei der 

 Beobachtung direct die Zeit bestimmt, welche erforderlich ist, damit das lichtempfindliche Chlorsilber- 

 papier den Farbenton der Normalschwärze fNormalton) annimmt. Dividiert man I durch die in Secunden 

 ausgedrückte Insolationsdauer, so erhält man eine Zahl, die ein relatives Maß für die chemische Intensität 

 des zu untersuchenden Lichtes vorstellt. 



Die instrumenteile Vorrichtung besteht nebst einer Taschenuhr in einem handlichen Insolator von 

 etwa 8 cm Länge und Breite, welcher gestattet, in einem rechteckigen .Ausschnitte des darüber gespannten 

 undurchsichtigen Papieres den eingeschobenen ungefähr 1 cm breiten lichtempfindlichen Streifen 

 unmittelbar neben dem Normalton dem Lichte auszusetzen. Das »Salzen« eines weißen, nicht durch- 

 scheinenden photographischen Papieres in einer dreiprozentigen Kochsalzlösung erfordert drei ^^nuten 

 und kann bei Tageslicht für einen größeren Bedarf auf einmal ausgeführt werden. Die getrockneten 

 Streifen lässt man im Dunkeln auf einer l'iprocentigen Lösung von salpetersaurem Silber durch '_' Minuten 

 schwimmen; die lufttrockenen gesilberten Streifen können nicht gut länger als einen Tag verwendet 

 werden. 



1 Marchand, Etüde sur la force chimique contenue dans la lumiere du soleil, Paris. 

 - Vallot, Ann. de l'Observ. meteor., phys. et glac. du Mont Blanc. T. III, p. 81 ff. 

 3 Bunsen und Roscoe, photoch. Unters. Pogg. Ann., Bd. 117, S. 525, 529 ff. (1862). 

 * Roscoe, Pogg. Ann., Bd. 124, S. 353 ff. 



5 Wiesner, Photometr. Unters, etc. Sitzungsb. der Wiener Al<ad., mathem.-naturw. Cl., Bd. 102 I (189.3) und Bd. 104 (1895). 



21* 



