62 L. Linsbauer, 



skopisch bestimmtes Licht durchzulassen haben. Damit diese 

 Gefäße leicht eingesetzt werden können, hat der Ausfsatz eine 

 Seitenwand, welche zu öffnen ist. Das durchgegangene Licht 

 wird abermals vor seitlichem Ausstrahlen dadurch geschützt, 

 daß die rechteckige Austrittstelle, welche dieselben Dimen- 

 sionen wie die Scheibenausschnitte besitzt, mit einem etwas 

 vorspringenden Streifen weichen, schwarzen Tuches umgeben 

 ist, welches auf der großen Metallscheibe aufschleift. Die 

 Abmessungen dieser Scheibe sind so gewählt, daß, je nachdem 

 der Strom geschtossen oder geöffnet ist, vor der Lichteintritt- 

 stelle abwechselnd sich ein Ausschnitt oder ein volles Scheiben- 

 segment vorschiebt und hier bis zur nächsten Exposition stehen 

 bleibt. Im ersteren Falle wird das photographische Papier etc., 

 welches auf der Unterseite der Scheibe dieser angedrückt und 

 durch eine aufschraubbare Spange festgehalten wird, beliebig 

 lange dem Lichte exponiert, worauf ein undurchsichtiges 

 Segment die Einlaßöffnung wiederum, bis zur nächsten Expo- 

 sition, verschließt. Als Stromquelle dienten drei Siemens'sche 

 Trockenelemente, System Obach, Type C. Zum Tragen des 

 Apparates wurde ein starkes Hanfseil in Anwendung gebracht, 

 welches an drei in den Deckel des Apparates eingelassenen 

 Ringen befestigt war. ^ 



Für geringere Tiefen konstruierte ich einen einfacheren, 

 handlicheren Apparat. Derselbe besteht aus einem vierseitig 

 prismatischen Blechgehäuse von etwa 7Y2 cm Seitenlänge, 

 dem nach unten zu eine vierseitige Pyramide von 7 cm Höhe 

 aufgesetzt ist. Der Zweck dieser Zuspitzung ist das schnelle 

 Untersinken des Apparates. Dieses wird noch dadurch beschleu- 

 nigt, daß im Innern der Pyramide ein entsprechend geformter 

 Bleikörper den Spitzenraum ausfüllt. Außerdem wird dadurch 

 das aufrecht stabile Schwimmen der ganzen Vorrichtung 

 gewährleistet. An jeder der vier Seitenflächen der Pyramide 

 befindet sich je ein Loch, das außen von einem kleinen Blech- 

 dache überwölbt ist, dessen Öffnung nach unten gerichtet ist. 

 Dadurch kann das Wasser leichter in das Innere des Apparates, 



1 Der Apparat kann auch zur Messung des Unterlichtes verwendet 

 werden, wenn man das Tragseil an drei Ringen der Bodenfläche befestigt. 



