66 L. Linsbauer, 



1 funi Stärke schützt das Innere der Dose vor dem Eindringen 

 des Wassers. Zur sicheren Befestigung der Glasscheibe wird 

 nämlich auf diese ein Metallring aufgelegt, dessen Unterseite 

 mit einem dünnen Kautschukringe belegt ist; dieser wird 

 seinerseits wiederum durch einen aufschraubbaren Messingring 

 mit etwas übergreifendem Rande gegen die Bodenfläche der 

 Dose zu wasserdichtem Verschlusse niedergedrückt. 



Vor Beginn einer Messung wird jede Dose mit einem licht- 

 empfindlichen Papierstreifen (entweder selbst gesilbertes oder 

 käufliches Vindobonapapier) beschickt, verschraubt und mit 

 den »Reibern--< am Holzklotze fixiert, hierauf der Apparatdeckel 

 geschlossen. Nun zieht man durch die Öse des langen Führungs- 

 armes an der Hinterwand des Prismas eine Schnur, deren 

 Karabiner in dem auf dem Deckel aufgeschraubten Ringe ein- 

 gehängt wird. Zwei Tragschnüre werden in den Seitenarmen 

 befestigt und der Apparat mit Hilfe der Längenmarken führenden 

 Tragschnüre in eine beliebige Tiefe versenkt. Das durch die 

 Löcher in den Seitenwänden einströmende Wasser verdrängt 

 die Luft aus dem Apparate, welche durch den nicht hermetisch 

 schließenden Deckel leicht entweicht. Wenn keine Luftblasen 

 mehr aufsteigen, wird an der Führungsschnur gezogen, wodurch 

 der Deckel geöffnet und das photographische Papier in den 

 beiden Dosen je dem Ober-, beziehungsweise dem Vorder- 

 lichte eine bestimmte Zeit lang exponiert wird. Nach beendeter 

 Exposition läßt man die Führungsschnur wieder locker, der 

 Deckel wird durch das Gewicht des Holz-Bleikörpers wieder 

 abwärts gezogen und schließt sich von selbst, worauf der 

 ganze Apparat an den Tragschnüren wieder zu Tage gefördert 

 wird. An einem vor schädlichem Lichte geschützten Orte (am 

 einfachsten unter einem großen, schwarzen Einstelltuche, wie 

 es Photographen gebrauchen) wird der Deckel wieder geöffnet, 

 die Döschen entnommen, aufgeschraubt und die mit Nummern 

 versehenen Papierstreifen an einem lichtdichten Orte bis zur 

 Vornahme der indirekten Bestimmung aufbewahrt. Nach neuer- 

 licher Beschickung der Dosen mit frischem Papiere kann der 

 ganze Apparat zur Vornahme einer weiteren Messung neuer- 

 dings versenkt werden. 



